Wafhieelektrisclie Ejrscheinungen 



U5 



Elektrizitiit umsetzen laBt. liat vieli'ache 

 Versuche gezeitigt, Thermosaulen zur Liefe- 

 rung starkerer Strome i'iir technische Zwecke 

 zu konstruieren. Hierbei kommt es natiir- 

 lich darauf an, eine inoglichst hohe Thernio- 

 krat't bei geringerem inneren Widerstand 

 zu erreichen und t'erner den unvermeidlichen 

 Warmeverlust durch Leitung und Strahlung 

 an I' ein Minimum zu reduzieren. Diese Auf- 

 gabe hat zur Konstruktion ciner sehr groBen 

 Zahl aller moglichen Formen von Thenno- 

 saulen get'iihrt, fast durrhueliends ohne eilie 

 klare Einsicht in den erreichbaren Nutz- 

 effekt lediglich durcli empirisches Probiereu. 

 Von dieser groBen Zahl von Modellen 

 konnen nur einige wenige hier herausgegriffen 

 werden. Sie bedienen sich zur Erwarmung 

 der einen Lotstelle samtlich der Gasheizung, 

 speziell des Bunsenbrenners. Wegen ihres 

 verhaltnismaBig guten Nutzeffektes und ihrer 

 Haltbarkeit hat sich die von der Firma 

 J. Pintsch-Berlin durchkonstruierte (iiil- 

 chersche Thermosaule vielfach eingefiihrt. 

 Die thermoelektrisch wirksamen ^letalle in 

 ihr sincl einerseits reines Nickel, andererseits 

 ein Antimon-Zink-Legierunu'. Jhre prak- 

 tische Ausfiihnmg gibt die nebenstehende 

 Figur 9. ihre innere Konstruktion Figur 10 



Fig. 9. 



wieder. Giilcher hatte es als praktisch 

 und giinstig i'iir den Nutzeffekt erkannt, 

 I'iir die Thermoelemente statt der Sta'be 



Ro lire n zu benutzen, die nur an einem Ende 

 erwarmt werden. wahreml do 1 andere be- 

 deutend gnitiere Teil zur Abkiihlung dient. 

 Die Elemente sind in zwei Reihen hinterein- 

 ander gcschallel a.nu'eordiipt. Das mit Lut't 



Fig. 10. 



gemengte Gas tritt aus einem Kanal in der 

 Schieferplatte, die die Thermoelemente in 

 dei 1 Mitte zusainmenhalt in die Nickelrohren 

 A (Figur 10), welche den positiven Pol bilden, 

 von clort in die Specksteinbrenner E. Hier 

 erwarmt die blaue Flamme das schmiede- 

 eiserne Verbindungsstiick B', dessen unterer 

 Teil mit den Nickelro'liren, dessen oberer 

 mit den Hohlzylindern T und der Antimon- 

 legierung verbunden ist. An diese Antimon- 

 legierungsstiicke C sincl dreieckige Verlange- 

 rungen C' angesetzt. an die weiter die nach 

 unten gehende Kupl'erstreifen D angelotet 

 sind. Diese Kupferstreifen i'iihren zu dem 

 nachstfolgenden Nickelrohr und dienen ferner 

 zur Kiihlung durch Luftzirkulation. 



Es sind drei Typen im Handel. Hire Kon- 

 stanten (bei einem normalen Gasdruck 

 und etwa 10 Minuten nach dem Anziinden) 

 gibt folgende kleine Tabelle wieder: 



Type 



Anzahl Gasverbrauch in 



der Elemente Litern pro Stunde 



, ... v ,, 

 ' K m V)lt 



|Nutzbare Klemmen- 



spannung in Volt 



T r. , 



Widerstand in Ohm 



Alle drei Grofien liefern etwa 3 Ampere. 

 Die entwickelte elektrische Energie betragt 

 daher etwa 70 Watt fiir 1 cbm Gasverbrauch 

 in der Stunde. Die Betriebskosten betragen 

 1, 2 und 2 1 ., Pfennig fiir die Saule und 

 Stunde. 



Ein anderes Beispiel einer Thermosaule 

 zur Stromlieferung ist die in Figur lla und b 

 \viedergegebene Saule von Nor-, die einer- 



seits ebenfalls eine Antimon-Zink-Legierung 

 und andererseits Neusilber benutzt, das in 

 der thermoelektrischen Spannungsreihe auf 

 Nickel und Wismut folgt. Die 27 mm langen 

 und 7 mm dicken Antimon-Zink-Stabchen m 

 sind im Kreise angeordnet, sie werden durch 

 die Neusilberdrahte n (einzeln oder zu 6 bis 

 8 in Biindeln vereinigt) verbunden. Den 

 Lotstellen wird die Warnie durch die Heiz- 



