416 



Warmeelektrische Erscheinungen 



stifte h zugefuhrt, die zwecks gleiclimaBiger 

 Erwarinung mit dem zentralen Glimmerblatt 

 g in Beriihrnng stehen. Um die auBeren En- i 

 don dor Antimon-Zink-Stabchen zu kiihlen, 

 sind an sie 10 cm lange nnd 4 bis 5 cm breite, 



Fig. 11 a. 



Fig. lib. 



spiralformige und beniBte Kupferbleche r j 

 angelotet. Eine derartige Saule aus 132 j 

 Elementen gab bei einem stiindlichen Gas- 

 verbrauch von 160 bis 400 1 eine thermo- , 

 elektrische Kraft von 2 bis 8 Volt, ihr Wider- ; 

 stand betrug 10,7 bis 13,5 Ohm. 



Der maximale Wirkungsgrad soil bei der j 

 Saule von Giilcher 16%, bei der von Nor 

 6% betragen, gemessen wurden nur 0,66, 

 resp. 0,2%. 



Eine theoretische Berechnung des Nutz- 

 effektes von Thermosaulen hat zuerst Lord 

 Rayleigh gegeben, spater J. Kollert; 

 beide untersuchen wesentlich den Warme- ; 

 verlnst durch Leitung in den Elementen, ' 

 berucksichtigen nicht die reversiblen Warme- j 

 nmsetzungen und sehen von Warmeverlusten 

 durch JiuBere Warmeleitung und durch 

 Strahlung ab. Experimented hat H. Hoff- 

 mann fur einen bestimmten Fall die Verlust- 

 warme bestimmt und eine Formel aufgestellt, j 

 welche die Verlustwarme fur andere Dimen- 

 sion abzulei ten gestatten soil. Eineeingehencle 

 Durchredmung unter Beriicksichtigung aller 

 Faktoren ist erst neuerdings von E. Alten- 

 kirch gegeben unter der Voraussetzung 

 kleiner Temperaturdifferenzen, so daB die 

 Thermokraft der Temperaturdifferenz pro- 

 portional gesetzt und der Thomson effekt 

 vernachlassigt werden kann. Er zeigt, daB ; 

 es fiir den Nutzeffekt nicht auf die GroBe ! 

 des elektrischen Leitvermogens des thermo- 1 

 elektrischen Metalls ankommt, sondern allein ! 

 auf sein Verhaltnis zum Warmeleitvermogen. [ 

 Da fiir die meisten Metalle nach dem Gesetz 

 von Wiedemann-Franz dies Verhaltnis 

 ki distant ist, kommt es also fiir ein giinstiges 

 Metall auf die mehr oder minder groBen Ab- 

 weichungen von diesein Gesetz an, diesich vor 

 allem bei Legierungen finden. Diese Rech- 

 nungen zeigen, dafi selbst fiir Kombinationen 



mit relativ hohen Thermokraften die Thermo- 

 saule eine recht unvollkommene thermo- 

 dynamische Maschine bleibt, deren maximaler 

 Nutzeffekt nur wenige Prozent betragt, 

 wahrend der wirklich erreichte noch weit 

 darunter bleibt. DaB der wirkliche den maxi- 

 malen Nutzeffekt nicht erreicht, liegt auBer an 

 den Verlusten durch Strahlung und auBerer 

 Warmeleitung daran, daB die Tempera-tin- 

 der Lotstelle nicht mit der der erwarmten 

 Metalloberflache identisch ist, deren Tempe- 

 raturwiederum unter der desHeizgases bleibt. 



Infolge dieser ungiinstigen Oekonomie- 

 verhaltnisse haben datier auch die Thermo- 

 saulen zur Stromlieferung keine praktische 

 Bedeutung gewinnen konnen; durch die Vor- 

 ziige der Akkumulatoren sind sie jetzt fast 

 vollig aus dem Gebrauch verdrangt worden. 



Kaum giinstiger liegen die Verhaltnisse 

 fiir die umgekehrte Verwendung von Thermo- 

 elementen zur Kalteerzeugung. Es ist 

 praktisch unter Kiihlung durch Leitungs- 

 wasser durch starke Strome bei geeigneter 

 Anordnung, die die Joulesche Warmeent- 

 wicklung moglichst herabsetzt, eine Tem- 

 peraturermedrigung von etwa 10 z. B. in 

 einer Rohre zu erreichen. Die Abhangigkeit 

 des Nutzeffektes soldier thennoelektrischen 

 Kaltemaschinen, die etwa zur Bereitung von 

 Speiseeis dienen kb'nnten, ist ebenfalls von G. 

 Altenkirch einer eingehenden Berechnung 

 unterzogen. Der Nutzeffekt ist auch hier 

 sehr schlecht, so daB anders als zu Luxus- 

 zwecken eine thermoelektrische Kalte- 

 maschine wohl nicht in Frage kommt. Prak- 

 tische Ausf iihrungsf ormen , die im Handel 

 kauflich waren, scheinen aber bisher nicht 

 vorzuliegen. Dagegen gibt es eine Anzahl 

 Patentanmeldungen soldier Apparate. 



8b) Praktische 



der Therm, oelektri'zitat zur 

 Temperaturmess u n g. Das wich- 

 tigste praktische Anwendungsgebiet fiir 

 Thermoelemente bildet ihre Verwendung 

 zur Messung holier Temperaturen. Ist die 

 thermoelektrische Kraft fiir eine bestimmte 

 Metallkombination einmal in einem mog- 

 lichst groBen Temperaturintervall gemessen, 

 so kann nun umgekehrt die Messung der 

 Thermokraft zur Bestimmung der Tem- 

 peratur dienen. Dies ist vor allem wichtig 

 fiir die Temperaturen zwischen 300 bis 

 1600, ein Gebiet, in dem die gewb'hnlichen 

 Quecksilberthermometer nicht mehr an- 

 wendbar und die fiir sehr hohe Temperaturen 

 brauchbare Methode der optischen Tem- 

 peraturmessung noch relativ ungenau ist. 

 Als Vorzug fiir die thermoelektrische Tem- 

 peraturmessung ist besonders zu beriick- 

 sichtigen die geringe Warmekapazitat der 

 Lotstelle, die "Temperaturanderungen sehr 

 schnell folgt, die Bequemlichkeit der Tem- 

 peraturablesung an einem geeichten Thermo- 



A n w e n d u n g 



