Warmeelektrische Ers< -1 1 ! 1 1 1 1 1 1 - . 1 1 



417 



meter und die Aufstellung und Ablesung 

 dieses Instrumentes von einem irgendwo, 

 beliebig Aveit von der Stelle, deren Temperatur 

 gemessen wird, entfernten Orte. 



Man verwendet fiir derartige Tempera tur- 

 messnngen je nach dem Temperaturbereich 

 und den sonstigen Bedingungen verschie- 

 dene Thermoelemente, so Silber-Konstantan, 

 Kupfer-Konstantan,Platin-Platiniridium, vor 

 allem aber Platin-Platinrhodiumlegierung. 

 Dieses letztere und zwar mit einer zehn- 

 prozentigen Platinrhodiumlegierung ist be- 

 sonders fiir hohe Temperaturen jetzt fast 

 ausschlieBlich in Benutzung. Seine thermo- 

 elektrische Kraft ist Aviederholt und sehr 

 genau gemessen Avorden; nach ihren nenesten, 

 sorgfaltigen Bestimmungen geben Day und 

 Sosman fiir ein Platin-Platinrhodium- 

 Element von Heraeus-Hanau fiir das Inter- 

 vall von 400 bis 1600 C folgende Formel an: 



E = - 169 + 7,57 . t + 0,002648 t 2 - 

 0,0000004724 t 3 Mikrovolt. 



Umgekehrt laBt sich zAvischen 400 und 

 1400 die Temperatur durch folgende Glei- 

 chung darstellen: 



t = 0,1376 E - -4,841.10-" E 2 + 1,378. 



Nach oben hin kann das Element bis 

 etwa 1600, nach unten hin bis etwa + 200 

 benutzt werden; unterhalb dieser Temperatur 

 wird seine Empfindlichkeit zu gering, wes- 

 lialb man hier besser andere Elemente be- 

 nutzt, Fiir sehr tiefe Temperatnren bis 

 20 absoluter Tempe- 

 ratur ist iibrigens die 

 Thermokraft dieses 

 Le Chatelier-Thermo- 



elementes von 

 Wietzel gemessen; 

 die nebenstehende Fi- 



Die Luft im Tiegel muB bei einer Anzahl 



1 von Metallen durch (.'() oder N 2 ersetzt 



Averden. um die Metalle vor Oxydation zu 



sclmtzen, die eine wesentliche Aenderung 



i des Schmelzpunktes bedingen kann. Natiir- 



lich miissen die Metalle sehr rein sein. Die 



Festlegung dieser Temperaturen ist mit 



Hilfe des Gastherinometers geschehen. 



Fiir sehr tiefe Temperaturen kommen 

 noch folgende Siedetemperaturen als Fix- 

 punkte in Betracht: 



Substan/, 



Siedepunkt in Celsius- 

 graden bei 760 mm 

 Druck 



zu 



Kohlensaure 

 Sauerstoff 

 Stickstoff 

 Wasserstoff 



In bequemer und 

 man die Eichuns: auch 



- 182.7 



- 252,5 



genauer 



so 



Weise kann 

 bewerkstelligen, 



dE 

 flT 



10 



12 gibt die Kur- 



ve der Thermokraft 

 in dem ganzen Inter- 

 val! von -f 20 bis 



1500 absoluter 

 Temperatur Avieder. 



Da die Elemente 

 sich stets etwas ver- 

 schieden verhalten, 

 so muB jedes Ele- 

 ment geeicht Averden. 

 Man taucht zu dem 

 Zweck das Thermo- 

 element, gegen di- 

 rekten Kontakt am 

 besten durch diinne 



Porzellanrohrchen geschiitzt, in Bader von 

 genau bekannter Temperatur. Als solche 

 Bader dienen z. B. geschmolzene Metalle, 

 Avie sie folgende Tabelle enthalt: 



Handworterbuch der Naturwissenschaften. Band X. 



Chi 



abs 50 100 

 Trmp 



,t 



ZOO JOO 



500 



ISO 



-100O 



1500 



Fig. 12. 



daB man zwischen die Enden des Thermo- 

 elementes ein kurzes Stuck eines Drahtes von 

 bekanntem Schmelzpunkt, geAvohnlich Gold- 



draht, bringt, diesen Draht 



durchschmilzt 

 27 



