418 



Warmeelektrische Erscheinungen 



und die Thermokrat't im Moment des Durch- 

 schmelzens ablie<t. 



Fiir tief'e Temperaturen eignen sich 

 Therinoelemente aus Konstantan-Eisen oder 

 Kupfer-Neusilber. Ersteres wurde von Hol- 

 l)ii in und Wien mit dem Wasserstoff- 

 Minmeter verglichen; hat seine erne Lot- 

 stelle die Temperatur 0" C, so ist 



t -- -0,01780 . E 0,8784 . 10- 6 E 2 . 

 Diese Formel gilt zwischeu und - 190. 



Fiir noch tiefere Temperaturen bis zu 

 der des fliissigen Heliums herab, wird auch 

 dies Element zu unempl'indlicli, hier ist 

 ein Gold-Silber-Thermoelement am brauch- 

 barsten, da seine Thermokrai't noch ansteigt, 

 um erst unmittelbar beim absoluten Xull- 

 punkt abzut'allen. 



Die Temperatur der einen Lotstelle wird 

 bei diesen Messungen auf C gehalten. 

 Die thermoelektrische Kraft wird mit einem 

 geeignetem Millivoltmeter meist nach dem 

 Deprez-d'Arsonval-Prinzip gemessen, t'iir das 

 Le Chatelier-Thermoelement gibt es solche 

 mit fertig geeichter Temperatur skala, Fig. 13 



sind in technischen Betrieben, wie in chemi- 

 schen Fabriken, GieBereien usw. vielfach in 

 Gebrauch. Man bezeichnet sie als thermn- 

 elektrische Pyrometer. 



Fiir sehr genaue Messungen wird die 

 thermoelektrische Spaunung nicht durch 

 direkte Ablesung, sondern durch Kompen- 

 sation gemessen; so wird der wenn aucli 

 meistens geringe Fehler eliminiert, der in 

 der Veranderlichkeit des allerdings kleinen 

 Widerstandes des Thermoelementes mit der 

 Temperatur enthalten ist. Fiir dies Ver- 

 fahren sind besonders bequeme, thermo- 

 kraftfreie Kompensationsapparate von Haus- 

 rath, Diesselhorst u. a. konstruiert. die 

 nur einen kleinen Widerstand haben. 



Bei der thermoelektrischen Temperatur- 

 messung ist auf verschiedene Fehlerquellen 

 sorgfaltig zu achten. Die grofite Gefahr 

 bildet die Infektion des Thermoelements durch 

 die D ample der umgebenden Metalle oder 

 des Tiegelmaterials, vor allem von Silikaten. 

 Die Elemente miissen deshalb ofters nach- 

 geeicht werden. Bei langem Eintauchen 

 in sehr hohe Temperaturen ist Verdamp- 

 i'ung und Aenderung der Zusammensetzung 

 des Elements, auch Briiehigwerden zu be- 

 fiirchten. Auch mechanische Deformation, 

 wie starkes Biegen, Knicken, Tordieren ist zu 

 vermeiden. 



8c) Praktische Anwendnng der 

 Thermoelektrizitat zur Strahlungs- 

 m ess ung. Zur Messung strahlender Warme 

 dienen aus vielen hintereinandergeschalteten 

 Einzelelementen zusammengesetzte Thermo- 

 saulen, diesoangeordnetsind, da8 nur die eine 

 Halfte der Lotstelle bestrahlt wird, wahrend 

 die abwechselnd zwischen diesen liegenden 

 Lotstellen vor Strahlung geschiitzt auf kon- 

 stanter Temperatur bleiben. P^ine solche 

 ThermosJinle hat zuerst Nobili aus etwa 30 

 3 bis 4 cm langen Wismut- und Antimoii- 

 stabchen konstruiert: die Figur 15 Ijil3t 

 diese Konstruktion klar erkennen. Diese 

 Saule ist kaum noch in (rebranch, da sir 

 einerseits nicht sehr empfindlich ist und 



14. 



gibt ein solclies von der Firma Siemens anclererseits schnellen Aenderungen der Be- 

 und Halske wieder, Fig. 14 ein gleiches mit ! strahlung der groBen spezifischen Warme 

 Regis trier vorrichtung. Solche Temperatur- wegen zu langsam folgt. 

 meBemriehtungen, zuin Teil mit Fernanzeiger, Eine auBerordentlich empfindliche Tlier- 



