Wanneelektrische Erscheinungen 



-419 



mosaule 1st von H. Rubens konstruiert, die 

 im Gegensatz zu derflachenhaften Nobilischen 

 cine lineare Thermosaule darstellt, also vor 

 allem t'ilr Messungen mit spektral zerlegter 

 Strahlung geeignet ist. Sie besteht aus 20 

 Eisen-Konstantanelementen; ist auch die 

 Thennokrat't clieser Drahte geringer als die 

 der Wismut-Antimonstabe, so bieten sie 

 doch den groBen Vorteil, sich zu sehr i'einen 

 Drahten ausziehen zu lassen. Die Fig. 16 

 la'Bt die Anordimng leicht erkennen. Die '20 

 ungeradzahligen Lotstellen sind in der Mitte 

 in einer Lange von etwa 2 cm angeordnet, 

 die anderen vor Strahlung geschutzten Lot- 

 stellen sind rechts oder links davon in 5 mm 

 Abstand angebracht. Die mittleren Lot- 

 stellen sind zu Kreisscheibchen von etwa 

 1 mm Durchmesser flach gewalzt und beruBt. 

 Der Widerstand betragt 3,5 Ohm. Bei Ver- 

 wendung eines Panzergalvanometers mit 

 1,4.10-" Amp. Empf indlichkeit (1 m Skalen- 



Fig. 16. 



Fie:. 17. 



abstand) entspricht 1 mm Ausschlag einer 

 Temperaturanderung von etwa 1,1.10 6 

 Grad. Das AeuBere der Thermosaule gibt 

 Figur 17 wieder. 



Wie zuerst Le bedew gezeigt hat, laBt 

 sich die Empfindlichkeit sehr dunner Thermo- 

 t'lemente durch starkes Evakuieren auf 

 0,01 bis 0,001 mm Hg stark steigern, bei 

 beruBten Elementen auf etwa das Sieben- 

 fache, bei blanken auf das Fimfundzwanzig- 

 1'ache; diese Steigerung beruht auf der 

 Beseitigung der Warmeableitung durch das 

 umgebende Gas. Johansen hat die Ab- 

 hangigkeit der Empfindlichkeit von der 

 Drahtdimension (bei dicken Drahten tritt 

 natiirlich die Verbesserung durch Evakuieren 

 nicht auf) und anderen Faktoren eingehend 

 theoretisch untersucht. Hiernach sind die 



Bedingungen maximaler Empfindlichkeit: 

 1. der Warmeverlust durch Drahtableitung 

 mu 6 gleich dem Warmeverlust durch Strah- 

 lung an der Lotstelle sein, 2. die Radien 

 der Drahte sind so zu wahlen, daB das 

 Verhaltnis der Warmeableitung zu dem 

 elektrischen Widerstand gleich groB ist, 

 3. der Galvanometerwiderstand muB gleich 

 dem Widerstand des Thermoelementes sein. 

 Neuerdings werden auch Silber-Wismut- 

 Thermosaulen hergestellt, da es gelungen 

 ist, sehr diinne Wismutdrahte herzustellen; 

 sie sollen die Eisen-Konstantanelemente an 

 Empfindlichkeit iibertreffen. 



Die Verwendung dieser Thermosaulen 

 erfordert die Verwendung auBerst empfind- 

 licher Galvanometer. Ein fiir sich fertiges 

 Instrument zur Strahlungsmessung mit Hilfe 

 eines Thermoelements stellt das zuerst von 

 Boys konstruierte sogenannte Radio- 

 mikrometer dar. Es besteht aus einem in 

 sich geschlossenen Thermoelement, das an 

 einem feinen Quarzfaden in einem starken 

 Magnetfelde aufgehangt wird, wie es Figur 18 

 zeigt. Wird die eine Lotstelle durch Strahlung 

 erwarmt, so entsteht in dem Element em 

 Thermostrom, der eine Ablenkung des auf- 

 gehangten Systems im Magnetfelde zur Folge 

 hat, Das gauze GefaB, in dem das System 



aufgehangt ist, wird 

 maBig evakuiert. 

 Das Instrument iiber- 

 trifft die Thermo- 

 saule an Empfind- 

 lichkeit und hat vor 

 ihr den Vorzug der 

 magnetischen Sto- 

 rungsfreiheit; es ist 

 jedoch sorgfaltig, er- 

 schiitterungsfrei mit 

 Hilfe der Julius- 

 schen Vorrichtung 

 aufzuhangen. 



8d) Praktische 

 A n w e n d u n g e n 

 der Thermoelek- 

 trizitiit zur Mes- 

 sung vonWechsel- 

 stromen und elek- 

 trischen Schwiii- 

 g ung en. In gauz 

 analoger Weise wie 

 bei deniRadiomikro 

 meter zur Messung 

 von Warmestrahlung 

 ist das Thermoele- 

 ment zur Messung 

 von Wechselstromen 

 in dem von D u d d e 1 1 

 konstruierten sogenannten Thermogalvano- 

 meter verwandt; auch hier befindet sich ein 

 beweglich aufgehangter Rahmen in einem 

 starken Magnetfelde, an dem unteren Teil 



27* 



LJ 



Fig. 18. 



