630 



\Yinkelinessung 



des Fernrohrs 1st prinzipiell belanglos; nur 

 die scheinbare GroBe des Skalenbildes im 

 Gesichtsfelde ist umgekehrt proportional der 

 Summe der Entfermmgen des Spiegels von 

 der Skala und dem Fernrohrobjektiv. Um 



Spiegel 



gleiehzeitig mehreren Zuschauern solche Ab- 

 lesungen zu ermoglichen, ersetzt man das 

 Fernrohr durch einen Gliihfaden oder be- 

 leuchteten Spalt und den Planspiegel durch 

 einen Hohlspiegel von passender Brennweite, 

 der auf der Skala ein Bild der Lichtquelle 

 entwirft. 



Zu sehr genauen Messungen kleiner 

 Neigungen gegen den Horizont eignet sich 

 vorziiglich die Rohrenlibelle (s. Bd. VIII 

 S. 457 ff.), die zu diesem Zweck mit einer 

 eingeatzten Skala versehen wird, die dann 

 die Rolle einer Kreisteilung spielt, wahrend 

 die Blasenenden als Indices wirken. Die in 

 Bogensekunden ausgedriickte Neigungsande- 

 rung, die erforderlich ist, damit sich die 

 Niveaublase um einen Skalenteil verschiebt, 

 nennt man den Niveauwert: dieser betragt 

 bei den empfindlichsten fur astronomische 

 Zwecke gebrauchlichen Niveaus etwa 1"; 

 fiir kleine transportable Instrumente ver- 

 wendet man auch solche bis zu 60" Teil- 

 wert. GroBe Sorgfalt erfordert die Her- 

 stellung einer gleichmaBigen Kriimmung der 

 inneren Rohrenwand; man findet zuweilen 

 Niveaus, deren Teilwert an einer Stelle der 

 Skala bis zum Doppelten des Werts an 

 anderen Stellen betragt. Wie hoch diese 

 Ani'orderungen sind, erhellt daraus, daB der 

 Kriimmungsradius eines Sekundenniveaus 

 mit 2,5 mm Teilungsintervall rund 500 in 

 betragt; bei den vollkommensten Niveaus 

 ist der Niveauwert innerhalb weniger Pro- 

 zent konstant, Zur Untersuchung von 

 Niveaus auf Gleichformigkeit der Kriimmung 

 und zur Bestimmung des absoluten Be- 

 trages des Niveauwertes werden besondere 



Instrumente gebaut; in der einfachsten Aus- 

 i'iihrung besteht ein solcher Niveaupriifer 

 aus einem T-formigen, mit verschiebbaren, 

 V-formig ausgeschnittenen Lagern zum Auf- 

 legen der Libellen ausgeriisteten Trager mit 

 drei FuBschrauben. Die an den Enden des 

 kurzen Querbalkens des T befindlichen 

 FuBschrauben spielen nur eine untergeordnete 

 Rolle, die dritte dagegen am Ende des 

 Langsbalkens ist eine genau gearbeitete Mi- 

 krometerschraube rnit Teilkreis und Index. 

 Um den Teilwert dieser Schraube zu be- 

 stimmen, benutztman entweder die Poggen- 

 dorffsche Methode oder man legt ein Visier- 

 fernrohr statt einer Libelle in die Lager, 

 stellt in geniigend groBer Entfernung davor 

 einen MaBstab senkrecht auf und visiert 

 diesen bei verschiedenen Einstellungen der 

 Mikrometerschraube an; andert sich die 

 Skalenablesung bei einer vollen Schrauben- 

 umdrehung um die Strecke a, und ist die 

 Entfernung der Skala von der Verbindungs- 

 linie der HilfsfuBschrauben e. so ergibt 

 sich der Winkelwert einer Schraubenum- 



drehung gleich 206265 



a 



Bogensekunden. 



Da ein in einem Niveautrager festgeklemmtes 

 Niveau oft eine merklich andere Kriimmung 

 annimmt als in freiem Zustande, so sollte 

 der Niveauwert immer im Gebrauchszu- 

 stande bestimmt werden; handelt es sich 

 z. B. um ein Hangeniveau, so legt man 

 in die Lager des Niveaupriifers ein passendes 

 Rohr, an das man den Niveautrager wie 

 an die zugehb'rige Instrumentenachse hangt. 

 Es gibt auch Niveaupriifer, auf die man 

 ganze Instrumente mit den zugehorigen 

 Niveaus stellen kann; um die Mikrometer- 

 schraube nicht zu schadigen, wird das ganze 

 so ausbalanciert, daB die Schraube nur mit 

 geringem Druck auf ihrem Lager aufliegt. 



Eine namentlich in der Astronomic sehr 

 viel benutzte indirekte Methode der Messung 

 kleiner Winkel bilden die Mikrometer- 

 messungen. Am haufigsten angewandt 

 werden Fernrohre mit Okularschrauben- 

 mikrometer. Auf konstruktive Einzelheiten 

 und Messungsmethoden kann hier nicht ein- 

 gegangen werden; erw r ahnt sei nur noch 

 das eigenartige Heliometerprinzip. Zer- 

 schneidet man ein Fernrohrobjektiv in zwei 

 Halften, deren getrennte Fassungen in 

 Schlittenfiihrungen gelagert und mit Skala 

 und Index zur Messung der gegenseitigen 

 Verschiebung ausgeriistet werden, so geben 

 die beiden Objektivhalften nur dann einfache 

 Bilder, wenn sie sich in derselben gegen- 

 seitigen Lage befinden, wie vor dem Zer- 

 schneiden ; verschiebt man sie aber, so liefern 

 sie Doppelbilder, deren lineare Entfernung 

 gleich der Verschiebung ist, wenn das Objekt 

 nnendlich weit entfernt ist. Um die Winkel- 



