Zeitmessung 



721 



C 



Fig. 11. 



Fig. 12. 



Fig. 10. 



der Dimensionen des Ringes, sondern ganz be- 

 sonders auf die Aenderung der Werte von E 

 durch die Temperatur Riicksicht genommen 

 werden. Versuche haben gezeigt, daB fur einen 

 Chronometer bei einer Temperaturanderung von 

 1 C eine tagliche Ganganderung von etwa 11 s 

 eintritt bei gewohnlicher unkompensierterUnruhe 

 von Messing; aber diese 11 s setzen sich zusammen 

 aus 1 2 s resultierend aus Dimensionsande- 

 rungen und aus 9 10 s resultierend aus Aende- 

 rungen des Elastizitatskoeffizienten der Spiral- 

 feder. DieFolge davon ist, daB man eine vollstan- 

 dige Kompensation iiber einen groBen Tempera- 

 turbereich durch einfache Zusammensetzung der 

 Unruhe aus zwei Metallen nicht erreichen kann. 

 Man muB deshalb seine Zuflucht zu sog. Hilfs- 

 kompensationen nehmen, die entweder eine 

 Hemmung oder eine Beforderung der eigentlichen 

 Kompensationswirkung bedingen. Die Einrich- 

 tung, die man getroffen hat, zeigt Figur 11. 

 Der Ring besteht aus zwei durch Zusamrnen- 

 giefien hergestellten Einzelringen, der auBere 

 aus Messing, der innere aus Stahl. Der Ring 

 ist an zwei Stellen durchschnitten und die beiden 

 Bogen sind durch den sogenannten Steg s mit 



Handworterbuch der Naturwissenschaften. Band X, 



Fig. 14. 



der Achse verbunden. Urn das Tragheitsmoment 

 zu vergro Bern, welches bei gutenUhren an und fiir 

 sich moglichst groB gewahlt wird, sind in der 

 Fortsetzung des Steges Schrauben angebracht, 

 auf denen verstellbar die Gewichte BB sitzen. 

 Durch deren Verschiebung laBt sich das Trag- 

 heitsmoment und damit die Schwingungsdauer, 

 also der Gang der Uhr, andern. Auf den langen 

 Enden der Doppelinetallbogen sitzen schwere 

 Gewichte, um die kompensierende Wirkung der 

 Massenverschiebung zu erhohen, denn bei Zu- 

 nahme der Temperatur werden diese Massen dem 

 Zentrum genahert, also damit die sonst ent- 

 stehende VergroBerung der Dimensionen der Un- 

 ruhe in ihrer Wirkung auf das Tragheitsmoment 

 aufgehoben, bei Abnahme der Temperatur erfolgt 

 die umgekehrte Wirkung. Der Betrag dieser 

 Verschiebungen muB im Verhiiltnis zur Schwere 

 der Uru-uhe genau abgeglichen werden konnen. 

 Das pflegt man durch Hinzufiigen von kleinen 

 Schrauben in den Ring der Unruhe zu bewirken, 

 die nach Ort und Masse genau ausprobiert werden 

 miissen. Aber trotzdem wiirde durch all diese 

 Einrichtungen noch kein voller Ausgleich der 

 Schwingungszeiten fiir einen groBen Tempera tur- 

 bereich, etwa zwischen 10 und +35, erhalten 

 werden konnen. Um diese GleichmaBigkeit 

 doch so viel als rnoglich zu erzielen, bringt man 

 die oben erwalinten Hilfskompensationen an, 



46 



