Photonit'trif 



765 



gemeinen aus zwei Teilen, namlich aus dem 

 eigentlichen Photometer oder ,,Photo- 

 meteraufsatz", einer Vorrichtung, die 

 dem Auge den Vergleich moglichst erleich- 

 tert und andererseits aus einer Einrichtung 

 zur meBbaren Schwachung der Helligkeit. 

 Diese ineBbare Schwachung kann auf ver- 

 schiedenerlei Weise erzielt werden, ins- 

 besondere durch Aenderung dor Entferiiung 

 der Lichtquelle (,,Abstaiidsphotometrie"j. 

 Man bedient sich hierzu meist einer geraden 

 ,,Photometerbank", einer 2,5 ni oder 

 3 m langen Holzleiste, \velche an einer Seite 

 eine Teilung besitzt. Auf derselben sind 

 Klotze ver.sehiebbar. welche Saulen tragen, 

 an denen dieStiele von Tischen, Lampen und 

 dergleichen mittels Schrauben in verschie- 

 deneu Hohen befestigt werden konnen. Die 

 Klotze haben einen als Index dienenden 

 Strich. Fiir Prazisionsmessungen bemitzt 

 man an Stelle der Holzleisten mit Teilung 

 versehene Stahlrohre, die auf einem guB- 

 eisernen, in der Mitte mit einer Stiitze ver- 

 seheneu Untergestell gelagert sind. Auf 

 den Stahlrohren lassen sich mittels Zahn- 

 stange und Trieb Wagen bewegen, welche 

 zur Aut'nahme der Lichtquellen und des 

 Photometeraufsatzes dienen. 



4. Lichteinheiten. 4a) Lichtstarke. 

 Da man die Lichtstarke in absolutem MaBe 

 nicht messen kann, so wahlt man willkurlich 

 eine ,,Lichteinheit", d. h. eine Licht- 

 quelle, auf deren Leuclitkraft diejenige aller 

 anderen Lichtquellen bezogen wird. In 

 Deutschland ist ganz allgemein die mit 

 groBer Genauigkeit reproduzierbare ,,Hef- 

 nerkerze" (HK) mit einer Flammenhohe 

 von 40 mm als Lichteinheit angenomnien. 

 In Figur 2 ist die zur Darstellung der Hefner- 



Fig. 2. 



kerze dienende ,,Hel'nerlampe" im Durch- 

 schnitt dargestellt. In dem GefiiB aa befindet 



sich Amylacetat (Essigsaure-Isoaniylather 

 C 7 H 14 2 , Siedepunkt zwischen 138 und 140), 

 in das ein durch das Rohrchen g hiiidurch- 

 fuhrender Docht eintaucht. Letzterer kann 

 durch eiue Schraube mit Trieb gehoben und 

 gesenkt werden. Zum Einstellen der Flamme 

 auf die geforderte Hohe von 40 mm wird 

 durcli eine in der Hiilse dd befestigte Linse 1 

 ein Bild der Flammenspitze. auf einer mit 

 Skala (vgl. die linke Nebenfigur) versehenen 

 matten Glasscheibe p entworfen. ilan 

 verschiebt die Hiilse del in dem Rohr cc so 

 lauge, bis die Flammenspitze scharf erscheint. 



Die Lanipe ist nach v. Hefner-Alten- 

 eck benannt, der im Jahre 1884 als ],icht- 

 einheit vorschlug ,,die Leuclitkraft einer 

 in ruing stehender, reiner atmospharischer 

 Lui't frei brennenden Flamme, welche aus 

 dem Querschnitt eines massiven, mit Amyl- 

 acetat gesattigten Dochtes aufsteigt. der ein 

 kreisrundes Dochtrohrchen aus Neusilber 

 von 8 mm innerem und 8,2 mm auBerem 

 Durchmcsser und 25 mm freistehender Liinge 

 vollkommen aust'iillt bei einer Flamnienhohe 

 von 40 mm vom Rande des Dochtrohrchens 

 aus bis zur Flammenspitze und friihestens 

 10 Minuten nach dem Anziinden gemessen". 

 Als normal gilt das Leuchten der HK in 

 . horizontaler Richtung. Seit Juli 1893 

 ' wird die Hefnerlampe von der Physikalisch- 

 Technischen Reichsanstalt in Charlottenburg 

 beglaubigt. 



Wie sorgfiiltige Messungen von Lieben- 

 thal in der Reichsanstalt gezeigt haben, 

 ist die Lichtstarke dieser Lampe insbesondere 

 von drei Faktoren abhangig, namlich von der 

 ; Luftfeuchtigkeit. dem Luftclruck und vom 

 Kohlensauregehalt der Luft. Mit wachsen- 

 der Feuchtigkeit (x) nimmt die Lichtstarke (y) 

 stetig ab. Eine Verunreinignng der Luft 

 durch Kohlensiiure vermindert die Licht- 

 starke gleichfalls; vermehrt sich namlich 

 das Kohlensaurevolum (x') in einem Kubik- 

 meter trockener Luft um je ein Liter, so 

 vermindert sich die Liehtstarke um 0,7 . 

 Der Luftdruck ist nur von geringem Eint'luB, 

 einer Aenderung des Luftdruckes b um A b 

 entspricht eine Aenderung der Lichtstarke y 

 um Ay = 0,000 11 Ab. "Werden alle drei 

 Faktoren gleichzeitig beriicksichtigt, so lautet 

 die vollstandige Formel fiir die Lichtstarke y 

 y = 1,049 6,0055 x 0,0072 (x' 0,75) + 



0,000 11 (b 760). 



y wird 1 HK fiir x = 8,8 Liter; x'=0,75 Liter; 

 b=760mm. 



Die von der Reichsanstalt bei deren amt- 

 lichen Priifungen als HK bezeichnete Licht- 

 einheit ist somit genau genommen die 

 Lichtstarke der Hefnerlampe bei einem 

 Feuchtigkeitsgehalt von 8,8 Liter auf 1 cbm 

 trockene, kohlensaurefreie Luft, bezogen 

 auf einen Barometerstand von 760 mm und 

 bezogen auf sogenannte reine Luft, d. h. 



