770 



Photometric 



prismen A und B werfen. Ein bei befind- 1 se) Milchglasphotometer von 

 liches Auge, welches mit Hilfe einer LupeW Leonhard Weber. Ein Photometer, 

 senkrecht zur Kathetenflache ef blickt, , welches vielfacher Anwendungen fahig 



ist, insbesondere sich aber zur Ermitte- 

 lung von Flachenhelligkeiten eignet, ist. das 

 Milchglasplattenphotonieter von L. Weber. 

 Fiir die Beleuchtungstechnik sowie fur die 

 Hygiene, insbesondere fur die Schulhygiene, 

 ist es ja zweifellos von groBter Bedeutung zu 

 wissen und zilfernmaBig angeben zu kunnen, 

 wie hell ein von Lanipen, Flammen, der 

 Sonne usw. beleuchteter Eaum an seinen ein- 

 zelnen Stellen ist. Das Photometer besteht 

 aus zwei innen geschwarzten, aufeinander 

 senkrecht stehenden Rohren A nndB (Fig. 12). 



Fig. 10. 



erhalt dann durchgehendes und total rei'lek- 

 tiertes Licht uumittelbar nebeneinander. 

 Bei scharfer Einstellung der Lupe auf die 

 Flache ecdg erblickt man im allgemeinen 

 einen deutlich begrenzten dunklen oder hellen 

 Fleck in einem gleichmaBig erleuchteten 

 Felde. Fiir den speziellen Fall, daB die 

 Beleuchtungsstiirken der beiden Seiten des 

 Schirmes p einander gleich sind, verschwindet 

 der Fleck, und das Ange in erblickt den 

 Glaswtirfel gleichniaBig erhellt. Man hat 

 somit die Lichtquellen L 1 und L 3 auf der 

 Photometerbank in solche Entfernungen r, 

 und r 2 vom Schirm p zu bringen, daB die 

 Figur, \velche durchgehendes und reflektiertes 

 Licht trennt, verschwindet. 



Nach geuauen von Lummer und Brod- 

 hun angestellteu Messungen bleibt bei dieseni 

 ,,Gleichheitsphotometer" der mittlere 

 Fehler einer Einstellung bei zehn Beobach- 

 tungen uiiter 1 / 2 %. Der Fehler wird noch 

 geringer, wenn man an Stelle des Gleichheits- 

 photometers ein gleichfalls von Lummer 

 und Brodhun konstrniertes ,,Kontrast- 

 photometer" benntzt, d. h. wenn man 

 nicht auf das Verschwinden eines Feldes 

 einstellt, sondern das gleichdeutliche Her- 

 vortreten zweier in den Glaswiirfel ein- 

 geatzter Folder (A 

 und B) auf einem 

 gleichmaBig er- 

 leuchteten Hinter- 

 grunde, (a b) be- 

 urteilt (siehe Fig. 

 11). Der mittlere 

 Fehler ist hier nur 

 V 4 %, auch ist das 

 Arbeiten mit diesem 

 Photometer wenig 

 Fig- 11- ermiidrnil. 



r 



Fig. 12. 



Die wagerechte (A) steht fest, die andere (B) 

 kann in einer senkrechten Ebene um die 

 Achse der feststehenden Rohre (A) gedreht 

 werden. In den Rohren befinden sich die 

 Milchglasplatten a und b, die von den zu 

 vergleichenden Lichtquellen beleuchtet wer- 

 den. Die zu messende Lichtquelle befindet 

 sich vor dem Milchglase a des drehbaren 

 Rohres B im Abstande R; die Vergleichs- 

 lichtquelle L dagegen, eine auf 20 mm 

 Flammenhohe gehaltene Benzinkerze, bc- 

 leuchtet die mittels cines Triebes in A ver- 

 schiebbarc andere Milchglasplatte b. AuBer- 

 deni befindet sich in der Rohre B ein Lum- 

 mer-Brodhunscher Gleichheits- oder Kou- 

 trastwiirfel W und ein Okular bei zum 

 Beobaehten des Wiirfels. Mittels des Triebes 

 verschiebt man die Glasplatte b so lange, 

 bis beim Hindurchsehen durch der Photo- 

 meterwiirfel W gleiche Helligkeit beider 

 Flatten anzeigt. Um den Abstand r zwischen 

 der Milchglasplatte b und der Benzinlainpe L 

 unmittelbar ablesen zu konnen, ist die Platte 

 mit einem Index fest verbunden, der bei der 

 Verschiebung der Platte iiber einer, an der 

 AuBenseite vom Rohre A angebrachten 

 Millimeterteilung hingleitet. Zeigen beide 





