Photometric 



771 



Flatten gleiche Helligkeit, dann ist die 



E 2 

 gesuchte Lichtstarke J=C r - Hierbei ist 



C eine Instrument alkonstante, die mit einer 

 Hefnerlampe im Abstande E, vor der Platte 

 a ermittelt wird. Es wird dann, da in diesem 

 Falle J=l ist, 



l = C.^r oder C= -V- 



bei gemischtem Licht fallen die komplemen- 

 taren Streifen aufeinander. Sind die 

 Streifen von gleicher Intensitat, so 

 verschwinden sie. 



Znr Messung von Lichtstarken, bringt man 

 (Fig. 13) vor den Prismenwiirfel A BCD zwei 



Will man nunniehr ermitteln, wie groB 

 die Beleuchtungsstarke einer weiBen Wand 

 oder dergleichen ist, so nimmt man aus 

 dem Eohr B die Glasscheibe a heraus, stellt 

 in der zu untersuchenden Ebene einen 

 weiBen Pappschirm auf und beobachtet 

 das diffus reflektierte Licht, d. h. man richtet 

 das Eohr B auf die Mitte des Schirmes und 

 ermittelt wieder auf der am Eohr A ange- 

 brachten Millimeterteilung den Abstand r. 

 Eine inaBige Schragstellung des Eohres B 

 (bis zu 30) ist dabei ohne EinfluB. Die ge- 



suclite Beleuchtungsstarke ist dann ^ 



1*2 



Meterkerzen, wobei C wieder eine Instru- 

 mentalkonstante bedeutet. Man ermittelt 

 C , indem man den weiBen Pappschirm in 

 einem Dunkelzimmer in der Entfernung E t 

 durch eine Hefnerlampe senkrecht beleuchtet 

 und wieder die photometrische Einstellung T I 

 macht. Es ist dann C =r 1 2 /E 1 2 . 



Ist die Beleuchtung relativ stark, so mil- 

 dert man das Licht, indem man in das Eohr 

 B je nach Bedarf ein oder mehrere Eauch- 

 glaser einschiebt, cleren Konstanten man 

 wieder durch besondere Messungen ermitteln 

 muB. 



Sf) Interferenzphotometer von 

 Lu miner. Ein Photometer, welches sich 

 ganz besonders dazu eignet, sehr benach- 

 barte Teile einer leuchtenden Flachc zu 

 photometrieren, ist das Interferenzphoto- 

 meter von Lu miner. Die Konstruktion des- 

 selben beruht auf der Beobachtung der so- 

 genannten Herschelschen Interferenz- 

 streifen, welche entstehen, wenn man durch 

 einen aus zwei rechtwinkligen, mit ihren 

 Hypotenusenflachen aufeinandergelegten 

 Prismen gebildeten Wurfel langs der total 

 reflektierten Strahlen nach einer leuchtenden 

 Flache (Flamme, Wolke oder dergleichen) 

 blickt. Da die beiclen aufeinander- 

 gelegten Glasprismen nicht direkt aufliegen, 

 sondern durch eine sehr diinne Luftschicht 

 voneinander getrennt sind, so erfahren die \ 

 an der Hypotenusenflache reflektierten Licht- 

 wellen und die durch die trennende Luft- 

 schicht hindurchgehenden Gangunterschiecle, 

 d. h. es entstehen 2 Systeme von Interferenz- 

 streifen. Bei homogenem Licht (z. B. Na- 

 triumlicht) fallen die hellen Streifen des 

 einen Systems auf die dunkeln des anderen; 



Fig. 13. 



Mattglasplatten G 1 und G 2 , die von den 

 Lichtquellen L t und L 2 erhellt werden. 

 Man beobachtet an einem auf Unendlich ein- 

 gestellten Fernrohr und verschicbt die Ver- 

 gleichslichtquelle L 2 so lange, bis die Streifen 

 verschwunden sind. 



Will man feststellen, wie die FlachenJiellig- 

 keiten von Lampenglocken, Wolken oder 

 dergleichen von Stelle zu Stelle wechseln, 

 so nimmt man die Mattscheibe Gj fort, so 

 daB man direkt durch den Wiirfel auf die zu 

 messende Stelle der leuchtenden Flache 

 blickt, und bringt wieder durch Verschieben 

 der Vergleichslichtquelle L 2 die Interferenz- 

 streifen zum Verschwinden. 



6. MeBbare Abschwachung der einen 

 Lichtquelle durch andere Mittel als 

 durch Entfernungsanderung. In man- 

 chen Fallen laBt sich das bisher eingeschla- 

 gene Verfahren zur meBbaren Schwachung 

 der Helligkeit, durch Aenderung der Entfer- 

 nung, nicht bequem anwenden. Hat man 

 z. B. die Helligkeit einer Starklichtquelle 

 von mehr als 80 HK mit der einer Hefner- 

 lampe zu vergleichen, so rnuB man die 



49* 



