772 



Photometric 



Lampe so nahe an den Schirm briugen, 

 daB das Entfernungsgesetz nicht mehr giiltig 

 ist. Auch die Beleuchtnng des Schirmes | 

 wird zu stark werden ; erfahrungsgemaB darf 

 die Helligkeit auf dem Photometerschirm 

 eine nicht zu grelle sein. Die Reichsanstalt 

 benutzt nach Liebenthal deshalb nur 

 2 bis 6 Lux, wahrend KriiB 10 bis 20 Lux als 

 die zum Photometrieren giinstigste Be- [ 

 leuclitung des Photometrierschirms, und mehr 

 als 30 Lux als bereits schiidliche Beleuchtung 

 bezeichnet. Auch der Farbenunterschied 

 zwischen der Hefnerlampe und der Stark- 

 lichtquelle wird meist als storend empfunden. 

 Nun kann man zwar wie erwahnt, die Hefner- 

 lampe durch eine heDer brennende Ver- 

 gleJchslichtquelle ersetzen, jedoch wird da- 

 durch die schiidliche, zu grelle Beleuchtung 

 des Photometerschirms noch mehr ver- 

 groBert. Da eine Verliingerung der Photo- 

 meterbank iiber die sonst iibliche Liinge 

 in den meisten Fallen nicht tunlich sein wird, 

 so wird man zur meBbaren Abschwachung 

 andere Hilfsmittel verwenden miissen, als 

 da sind a) Blenden, b) absorbierende 

 Mittel, c) rotierende Sektoren und 

 d) Polarisatoren. 



6a) Blenden oder Diaphragmen. 

 Als solche konneu undurchsichtige, mit 

 kreisformigen oder rechteckigen Oeffnungen 

 versehene Flatten dienen, die in den Weg 

 der Liclitstrahlen eingeschaltet werden. Die 

 Riinder einer jeden sind verstcllbar, so daB 

 mittels einer Mikrometerschraube die Oeff- 

 nung meBbar eingesehniirt werden kann. 



6b) Absorbierende Mittel. Als solche 

 kommen Flatten aus Milch-, Opal- und 

 Rauchglas in Betracht. Ferner, da sich das 

 Licht "durch Flatten nur sprungxveise ab- 

 schwachen laBt, zur kontinuierlichen Schwii- 

 chung auch Keile aus Rauchglas. Es werden 

 so viele dnnkle Gliiser vor das hellere Licht 

 gestellt, daB letzteres auf die Starke des 

 anderen abgesehwacht wird. Vorher wird 

 die Durchlassigkeit einer jeden Platte fest- 

 gestellt, indem man die Helligkeit einer 

 Lichtquelle zuniichst ohne Einschaltung 

 des dunklen Glases und dann nach Einschal- 

 tung desselben ermittelt. Das Verhiiltnis 

 der durchgegangenen Lichtmenge zur auf- 

 fallenden. gibt die durch das Glas bewirkte 

 ,,Extinktion" E an. Die vom Glas absor- 

 bierte Lichtmenge ist demnach 1 e. 

 AVar z. B. die Helligkeit der Lampe ohne 

 Glas 16 HK, mit Glas 2 HK, so ist die 



2,0 

 durchgegangene Lichtmenge nur . ( . (| = 1 / 8 



der aiilTallendeii: das Glas bewirkt demnach 

 eine Schu.-icliiing des Lichtes auf 1 / 8 , d. h. 

 ~/ s verbleibcn ini Glase. 



Die angel'iilirten Substanzen besitzen 

 viclfacli auch rinr an-\\ahlcnde Absorption, 



so daB man gut tut, fiir jede Lichtart das 

 Durchlassigkeitsvermogen zu priifen (vgl. 

 auch den Artikel ,,Absorption" Bd. I 

 S. 39). 



6c) Rotierende Sektoren. Wird 

 zwischen die zu messende starke Lichtquelle 

 und dem Photometerschirm eine undurch- 

 sichtige Scheibe mit einer Sektoroffnung 

 gestellt und die Scheibe in sehr rasche Ro- 

 tation versetzt, so erscheiut der Schirm 

 gleichmiiBig, jedoch bedeutend schwiicher 

 erleuchtet. Betriigt z. B. die GesamtgroBe f 

 des Sektorausschnittes in Bogengraden 60, 



60 



so ist der Schwachungsfaktor dgg- : = Ye- 



Indem man es so einrichtet, daB die Sektor- 

 offnung zu regulieren ist, hat man somit 

 ein einf aches Mittel zur meBbaren Schwiichung 

 des Lichtes. Die neueren Sektorenapparate 

 nach Brodhun gestatten sogar, eine kon- 

 tinuierliche Lichtschwachung wahrend der 

 Rotation vorzunehmen, und die GroBe des 

 jeweiligen Sektors dabei abzulesen. 



6d) Polarisatoren. Von den zahlreichen 

 Photometern, deren Konstruktion auf der 

 Polarisation des Lichtes durch Brechung, 

 Reflexion und Doppelbrechung beruht. be- 

 schreiben wir hier nur das zu exakter Photo- 

 metrie sehr gut verwendbare Wildsche 

 Polarisationsphotometer. Die haupt- 

 siichlichsten Bestandteile dieses Apparates 

 sind 1. eine Savartsche Platte, 2. zwei 

 Xikolsche Prismen und 3. ein doppel- 

 brechender Kalkspatkristall. 



1. Die Savartsche Platte besteht aus 

 /.wei. unter 45 zur Kristallachse heraus- 

 geschnittenen Quarzplatten, die derart auf- 

 einander gekittet sind, daB ihre Hanpt- 

 schnitte aufeinander senkrecht sind. Die 



i beiden Flatten irn Verein mit einem Nikol, 

 dessen Hauptschnitt einen Winkel von 45 

 mit den gekreuzten Hauptschnitten der 

 beiden Flatten einschlieBt, geben das ,, Sa- 

 vartsche Polariskop", einen Apparat, 

 der bekanntlich in vorziiglicher Wei-r ge- 

 eignet ist, die geringsten Spnren von Pola- 

 risation zu erkennen. Blickt man mit diesem 

 Appjir.it nach einer bestimmten Stelle, etwa 

 nach dem Himmel, so werden geradlinig 

 parallele Interferenzstreifen sichtbar, spbald 

 von der lieiibachteteu Stelle polarisiertes 

 Licht kommt. 



2. Ein N i k o 1 s c h e s P r i s m a dient zur Er- 

 /.riiuiin^ \mi cinheitlich ]iolarisiertem Licht, 

 es lal.lt nur den einen der beiden durch Doppel- 

 brecluuiu' entslehenden Strahlen, den ,,auBer- 

 ordentlichen" hindurch, wahreud der ,,ordent- 

 liche" durch Totalreflexinn beseitigt wird. 



3. Der doppelbrechende Kalkspat- 

 k ri s t a 1 1 spaltet die Lichtmenge G eines auf- 

 I'alleiiden jiarallelen, geradlinig polarisierten, 



Strahlenbundels in zwei Teile und 



