Photometric 



775 



8. Spektrophotometrie. Die ,,Photo- 

 metrie im Spektrum" findet vielfache An- 

 wendungen, so bei Messungen des Keflexions- 

 vermogens, der Lichtstarken verschieden- 

 artiger Lichtquellen, der Absorption des 

 Lichtes durch gefiirbte Losungen (vgl. hierzu 

 den Artikel ,, Absorption" in Bd. I S. 41). 



Hat man verschiedenartige Lichtquellen 

 miteinander zu vergleichen, so kann man das 

 Licht einer jeden Lichtquelle durch ein 

 Prisma in seine spektralen Bestandteile 

 zerlegen und die Helligkeit der einzelnen 

 Spektralteile miteiuander vergleicheu, also 

 die roten Lichtstrahlen der einen Lichtquelle 

 rait den roten der auderen, die gelben mit 

 den gelben usw. Zur Zerlegung des Lichtes 

 bedient man sieh gewohnlich eines Spektral- 

 apparates, dessen Fernrohr eineu Okular- 

 spalt tragt, der aus dem in seiner Ebene ent- 

 stehenden Spektrum eiiien eng begreuzten 

 Spektralbezirk ausschneidet. Um die gleich- 

 farbigen Bestandteile beicler Spektren be- 

 quem vergleichen zu konnen, richtet man es 

 so eiu, daB dieselben genau iibereinander 

 zu liegen kommen. Man bedeckt zu diesem 

 Zwecke die obere Halfte des Kollimator- 

 rohres mit einern total reflektierendeu Prisma 

 und laBt auf dieses die Strahlen der eineu 

 Lichtquelle, auf die untere freie Spalthalfte 

 dagegen die Strahlen der ancleren Licht- 

 quelle auffallen. Die Helligkeit der beiden im 

 Okularspalt entstehenden, iibereinander lie- 

 genden gleichfarbigen Felder ist im allge- 

 meinen verschiedeu; urn sie zu vergleichen, 

 schwacht man die Gesamthelligkeit des 

 eiuen der beiden Spektren in meBbarer Weise, 

 bis die Helligkeiten der untersuchten Farbe 

 gleich geworden sind. Diese Schwachung 

 kann durch polarisierende Vorrichtungen 

 bewirkt werden, oder nach Vierordt durch 

 Aenderung der relativen Weite der beideu 

 Spalthalften. Vierordt benutzt als Photo- 

 meter einen Spektralapparat, dessen Kolli- 

 matorspalt aus zwei iibereinander liegenden 

 Spalten besteht (Vierordtscher Doppel- 

 spalt); jeder dieser Spalte kann durch je eine 

 Schraube mikrometrisch verengert und er- 

 weitert werden. Bei Messungen erweitert 

 man deujenigen Spalt, vor dem die schwachere 

 Lichtquelle steht,so lange, bis beide Spektren 

 gleich hell erscheinen. Dann verhalten sich 

 die Intensitaten fiir diese Farbe der Spektra 

 nahezu umgekehrt wie die Spaltbreiteu. 



Weun die eine der beiden Lichtquellen ; 

 zu stark ist, so schwacht man ihr Licht wieder 

 durch ein Kauchglas ab. 



Der Vorteil der Vierordtsclien Methode 

 liegt besonders in ihrer Einfachheit, ihr 

 Nachteil darin, daB infolge der verschiedenen j 

 Spaltbreiten die beiden zu vergleichenden 

 Spektren nicht vollig gleichen Farbenton 

 desitzen. Prinzipiell vollkommener ist bie 



Polarisationsmethode. Spektrophotometer 

 mit Polarisation sind unter anderen von 

 Crova, Glan, Glazebrook, Hiifner, 

 Wild beschrieben worden: das insbesondere 

 zur Untersuchung der Extinktion von Lo- 

 sungen und farbigen Glasern leistungsfahigste 

 ist das von A. Kb' nig angegebene, durch 

 Martens und Grunbaum vervollkomm- 

 nete Spektralphotometer. 



Martens und Grunbaum beschreiben 

 die Einrichtung ihres Apparates folgender- 

 maBen: ,,die vom Spalte S t (Fig. 16) aus- 



Fig. 16. 



geheiiden Strahlen werden von der Objektiv- 

 Unse O t parallel geinacht, durch das Flint- 

 glasprisma P nach MaBgabe der Wellenlange 

 abgelenkt und durch die Objektivlinse 2 zu 

 einem Spaltbilde am Ort des Okularspaltes S z 

 vereinigt. Der durch S 2 blickende Beobachter 

 sieht die ganze Flache der Objektive gleich- 

 maBig und einfarbig beleuchtet. Die beiden 

 (an die Objektive 1 und 0, angekitteten) 

 Prismen pj und p 2 aus Crownglas haben die 

 wichtige Aufgabe, die zweimalige Keflexion 

 von Strahlen an den optischen Flachen, 

 die bei der alten Konstruktion sehr storend 

 wirkte, unschiidlich zu macheu. Figur 17 

 stellt einen horizontalen Schnitt durch das 

 Photometer dar; man muB sich natiirlich die 

 Ebene der Zeichnung in Wirklichkeit im 

 Dispersionsprisina P umgebogen vorstellen. 

 Der Eintrittsspalt Sj ist durch Blendeu 

 in zwei Spalte a und b geteilt, in welche die 

 miteinander zu vergleicheuden Lichtbiindel 1 

 und II eintreten. Nehmen wir zunachst an, 

 das Wollastonprisma W und das Zwillings- 

 prisma Z seien nicht vorhandeii. Dann wiirden 

 von den Spalten a und b zwei Bilder, C und 

 A, entstehen, wie es im Teil C der Figur 17 

 dargestellt ist. Denken wir uns nun das 

 Wollastonprisma, welches aus zwei ver- 

 kitteten Kalkspatprismen besteht, eingesetzt, 

 dann entstehen durch Doppelbrechung zwei 

 Bilder Ct, und Ah (vgl. Fig. 17D) mit hori- 

 zontaler Schwingungsrichtung des Lichtes; 

 zwei andere Bilder C v und A v mit vertikaler 

 Schwingungsrichtung. Nehmen wir nun 



