776 



Photometrie 



weiter an, auch das Zwillingsprisma Z werde 

 einget'iihrt, dann entwirft die in Figur 17 obere 

 Halfte 1 eine nach unten abgelenkte Spalt- 

 bilderreihe Chi, C V1 , Ah l5 A V1 ; die untcre 

 Halfte 2 eine nach oben abgelenkte Spalt- 

 bilderreihe Ch 2 , C V2 , Ah 2 , A v .>. Nur das 

 Licht der zentralen Bilcler C" V1 und Ah, 

 wird nun vom Okularspalt durchgelassen. 



J" 

 -r-= tg ai 



bei Messung 2: 



J' 



Durch Division folgt: 



Mithin sielit eiii aru Okularspalt befiiidliches 

 Auge das Feld 1 mit vertikal schwingendem 

 Lichte vom Spalt b beleuchtet; das Feld 2 

 mit horizontal schwingendem Lichte vom 

 Spalt a. Dieser Strahlengang ist in der 

 Figur 17 durch die ausgezogenen Strahlen- 

 biindel I und II angedeutet. Das Zwillings- 

 prisma ist die eigentliche Vergleichsvor- 

 riclitung, auf die gleiche Helligkeit der beiden 

 Halften der photornetrischen Vergleichs- 

 felder wird bei alien Messungen eiugestellt. 



Da das von den Vergleicksfeldern ins 

 Auge kommende Licht in zwei zueinander 

 senkrechten Richtungen polarisiert ist, kann 

 man leicht eine Vorrichtuiig zur meBbaren 

 Aenderung der Lichtintensitaten konstru- 

 ieren; hierzu dient ein mefibar drehbares 

 Nikol N, welches sich zwischen Okularspalt 

 und Auge befindet." 



AViU man mit dem Apparat Absorptions- 

 niessungen an Losungen ausfiihren, so bringt 

 man in den Gang der Strahlen I und II (vgl. 

 Figur 17) Absorptionsrohren, von denen 

 die eine mit der Losung, die andere mit dem 

 reinen Lb'siingsniittel beschickt ist, und 

 stellt die beiden Halften des Gesichtsfeldes 

 auf gleiche Helligkeit, d. h. auf Verschwinden 

 der Trennungslinie, ein. Man macht sodann 

 das eine Mai eine Ablesung (a^, wenn die 

 Losung im Strahlenbiindel I, das Liisiings- 

 inilli'l in II ist. Das andere Mai (ct z ), wenn 

 die Losung im Strahlenbiindel II und das 

 Losungsmittel in I ist. Die Winkel (a) zjililt 

 man von der Stellung des Nikols aus, bei 

 der die rechte Halfte des Gesichtsfeldes 

 duiiki;! ist. Hczeichnet man die cinfallende 

 Liclit.stiirke mit J, die nach Dtirehstrahliing 

 der Losung iibrig bleibende mit J', die 

 nach Durchstrahlung des Ldsungsmittels 

 restierende mit J", so gilt bei Messung 1: 



Jgo, 



.1' ,1 



J"/J 



o der 



.V 

 J" 



oder 



Hierfiir laBt sich schreiben: 



J' J" 



log -j -log -j- =logtga 2 logtga!. 



Nun erfolgt nach dem Lambertschen 

 Gesetze die Schwachung des Lichtes in einem 

 homogenen absorbierenden Stoff nach der 

 Gleichung: 



4- - 



d o 



Dabei sind c die Absorptionskonstante, 

 J die einfallende Lichtstiirke, J die nach 



Durchstrahlung der d Zentimeter 

 Schicht iibrig bleibende Lichtstiirke. 

 nach ist: 



J 



dickeu 

 Dem- 



log 



- c d log e = - e d, wobei 



e = cloge den Eunseii.sclien ..Exlinktiuns- 

 koef fizienten" bedeutet (vgl. auch denArtikel 

 ,, Absorption"). 

 Somit ergibt sich: 



tgct a log 



o - 



Hierbei sind e, die Extinklionskoeffi- 

 zientcn der Losung und des Lb'sungsmittels 

 fiir die gewiihltc Wellenlange. 



Bei sehr genauen Messungen arbeitet man 

 mit einfarbigem Licht; beim Arbeiten mit 

 rTunkenspektrallinien wird die Bestimmung 

 von Extmktionskoeffizienten auf 0.5 J ",, 

 genau. 



9. Indirekte Photometer. Chemische, 

 photoelektrische, thermoelektrische, Se- 

 lenphotometer. Auf indirekte Photometer, 



