Photometrie Photometric (Photographische Photometrie) 



779 



bricht. Die punktweise Aufnahme der 

 mittleren spharischen Lichtstarke J s ist 

 mit einem groBen Aufwand von Zeit und 

 Sorgfalt verbunden. Urn das Verfahren 

 abzukiirzen, hat man seit einer Reihe von 

 Jahren Photometer konstruiert, die durch 

 eine einzige Messung gestatten, J s zu er- 

 mitteln. In Betracht kommt hier vor allem 

 das Kugelphotometer von Ulbricht. 

 Beistehende Figur 19 zeigt die Einrichtnng 



des Apparates. Die Kugel von mindestens 

 50cm Durchmesser ist entweder aus Milch- 

 glas oder aus Metall (Zinkblech) hergestellt. 

 Der Innenraum, der Verschlufideckel sowic 

 alle innerhalb der Kugel befindlichen Gegen- 

 stande werden mit einem weifien, hitze- 

 bestandigen Ueberzug - - nach Wedding 

 aus Lithopone (Baryumsulfat) versehen. 

 Nur eine kleiiie seitliche Oeffnung M bleibt 

 frei, um durch dieselbe von auBen die diffuse 

 Innenbeleuchtung beobachten zn konnen. 

 Die zu messende Lampe L (Gliih- oder Bogen- 

 ampe) wircl in den oberen Teil der Kugel 

 eingefiihrt. Damit die Oeffnung M durch 

 die Lampe L nur durch indirektes Licht 

 beleuchtet wird, ist in geringem Abstand 

 von der Lichtquelle eine kleine, weiBe, 

 halbdurchsichtige Scheibe S angebracht, 

 welche alle direkten Strahlen von M fernhalt. 

 M wird somit nur durch reflektiertes Licht 

 von den mattweiB gestrichenen Wanden der 

 Kugel beleuchtet. Set-zt man vor die Beob- 

 achtungsoffnung M noch eine Blende B 

 mit einer kreisformigen Oeffnung, so leuchtet 

 diese Oeffnung mit einer Lichtstarke J, die 

 der mittleren raumlichen Licbtstarke Js 

 proportional ist. In Zeichen: 



J S =CJ, 



wobei C eine Apparatkonstante bezeichnet. 

 Man bestimmt J mittels des Photometers P 

 und der Normalflamme L n , die Konstante C 

 mittels einer Normalgluhlampe von genau 

 bekanuter mittlerer spharischer Lichtstarke. 



Literatur. Zusammenfaasende Werke: 

 Ailtere Werke: Lambert, Photometria give de 

 mensura et gradibus hwivnis, t'olonrm et umbrae. 

 Augsburg 1760. Dentsch cow E. Atiding , 

 Nr. : : :l bis J.J COM Of two Ids Klassikern der 

 'fiikiii/ Naturwissenschaften. Leipzig 1892 

 Beer, GtrundriJS des photometrischen Knlkiils. 



Braunschweig 1S54. Zollnet; Phntometrische 

 Untcrsuchungen. Leipzig 1865. - Kruss, 

 Elektrotechnisehe Photometrie. Wien 1SS6. - 

 Neuere Werke: G. Miiller, Die Photometrie 

 der Gestime. Leipzig 1897. Palaz, Traite 

 de photometric induslrielle. E. Liebenthal, 

 Prn/.'/ische Photometrie. Braunsrlnrriij 1907. 

 J. Scheiner, Spektralanalytische und photo- 

 metriseJie Theorieii. Leipzig 1909. - - Die be- 

 treffenden Kapiti'l in Miillei'- Poll il lets Lehr- 

 biich der Physik, Band II, Such III. Drutiti- 

 xi'/nivig 1909. -- O. V. Clnrolson, Lehrbuch 

 der Physik, Bd. II. Braunschweig W04- - 

 Strecket; Hil/sbuch fur die Elektrotechnil; . 

 Berlin 1907. - - E. Baur, Kurzer AbriJ) der 

 Spektroskopie und Kolorimetrie. Leipzig 1907. 

 Kriiss, Kolnrimetrie und quantitative Spfktral- 

 analyse. Hamburg 1S91. Lummer, Die Ziele 

 der Leuchttechnik, Miinchen 1903. Kiehe <ic/i 

 (/?'*' bekannteren Lcftrln'ir/ter der praktischen Pliysik 

 u-ie Kohlrausch, Wiedemann-Ebcrt ww. 



1{. Lucas. 



Photometrie. 



Photographische Photometrie. 



1. Venvendung von Auskopierschichten. 2. 

 Verwendung von Entwicklungsschichten. 



i. Verwendung von Auskopierschich- 

 ten. Im Artikel ,, Photographic" wird 

 gezeigt, daB die Abhangigkeit der Schwiirzung 

 einer photographischen Schicht (S) von der 

 Lichtstarke (i) und der Belichtungszeit (t) 

 durch die Formel. S = B + log (i m .tn), 

 wo B, m und n Konstanten sind, dargestellt 

 werden kann. Es ist klar, daB bei Kenntnis 

 dieser Kuustanten und der Beh'chtungsdauer 

 die Starke des einwirkenden Lichtes sich 

 aus der erzielten Schwarzung berechnen 

 laBt. Dies ware die einfachste photographisch- 

 photonietrische Methode.. wenn die Ermitt- 

 lung der Konstante B nicht mit groBen 

 Schwierigkeiten verkniipft ware, die eine 

 genaue Messung unmoglich machen. Man 

 zieht es deswegen vor, die Belichtungsdauer 

 zu ermitteln, die notwendig ist, um eine 

 bestimmte konstante Schwiirzung auf dem 

 gegebenen lichtempfmdlichen Material her- 

 zustellen. Durch Vergleichen der erzielten 

 Schwarzung mit einer grauen oder braunen 

 lichtecht gefarbten Flache (,,Normalton") 

 kann man die gewiiuschte Zeitdauer be- 

 stimmen. Diese photometrische Methode 

 wurde von Biinsen und Roscoe ausgebildet 

 und wird oft (insbesondere in der Meteoro- 

 logie) benutzt. Bei Anwendung dieser Me- 

 thode darf keinesfalls auBer acht gelassen 

 werden, daB die Exponenten n uud m in 

 der obigen Formel je nach dem lichtempfind- 

 lichen Material verschieden sind und dafi 



auch das Verhaltnis nur innerhalb eincs 

 m 



