780 



Plioti 11 in ( i-ii ( Photographische Photomot n< ) 



bestimmten Belichtungsintervalls als kon- 

 stant gefunden worden ist. 



Oft wird als konstante Schwiiraing 

 diejenige Dichte genominen, die dem inensch- 

 lichen Auge als Minimum erscheint (vgl. 

 die Ausfiihrungen iiber den .,Schwellenwert" 

 im Artikel ,, Photographic''). Auf diese 

 Weise kann man das Messen der Sc.hwiirzung 

 umgehen. Man braucht nur die Belichtungs- 

 zeit zu ermitteln, die notwendig ist. inn aul' 

 der lichtempfindlichen Schicht einen eben 

 noch sichtbaren Eindruck zu erzeugen. 



Als lichtempfindliches Material werden 

 entweder nadi Bunsen nnd Koscoe das 

 bestandige Salzpapier (Chlorsilber direkt 

 zwischen den Papierfasern eingebettet) 

 odcr naeh Eder Bromsilberplatten, die mit 

 Kaliiimnitrit vorbehandelt wurden, benutzt. 

 Solche Schichten schwarzen sich direkt bei 

 Einwirkung der Lichtstrahlcn und bediirfen 

 also nicht der Entwickelung. Sie sind aber 

 nur zur Begistrierung verhaltnismafiig in- 

 tensiven Lichtes geeignet (sogenannte 

 Aktinometrie). 



Man darf hierbei nicht vergessen, daC 

 auf gewohnliche photographische Schiditen 

 nur die blauen und die violetten Strahlen 

 in der Hauptsache wirken. 



NachAudresen kann man die erwahnten 

 Bromsilberschichtfii durch Anfiirben mit 

 Farbstoffen 1'iir langwellige Liditstralilen 

 empfindlich machen. Solche orthoehroma- 

 tische Schichten sind fiir meteorologisclie 

 Untersuchungen entschieden vorzuziehen. 



2. Verwendung von Entwickelungs- 

 schichten. Ein weiteres Anwendungs- 

 gebiet der photographischen Photometric 

 ist das Messen von schwachenLichtstralden, 

 deren Starke anf eine andere Weise tiber- 

 haupt nicht festgestellt werden kann. llier 

 ist man auf Verwendung hoehempfindlieher 

 Flatten und eine nachtriigliche Entwickelung 

 angewiesen. Besonders wichtig ist diese 

 phptometrische Methode fiir die Astronomie. 

 Leider sind die groBen Erwartungcn bis 

 jetzt noch nicht erfiillt worden. Bei prak- 

 tischer Ausfiihrung treten manchcrlei Um- 

 stande ein, die den Wert der ermittelten 

 Lichtstiirke beeinflusscn und die Zuver- 

 keit,der Ergebnisse in Frage stellen. 

 Besonders groBe Schwierigkeiten entstehen, 

 vvenn die fiir die Miv-.-ung bestimiiiten 

 Kliichcn der photographischen Platte klein 

 sind (ctwa u liter 1 qmmj. Dieser Fall tritt 

 immcr I'in. falls die photographischc rimtd- 

 iin-li-ir /in- l-Jestiiiiiiiuiig der Lichtstarke 

 von Stcrnen, SpektralMnien us\v. heran- 

 geziigcn wird. 1 >io Mcssung tier Sclnvarzung 

 ciner kleinrn I'liiche ist an und fiir sich 

 nil-lit Icidil. Xndi \\ichtiger sind abei' die 

 , die durch das AVesen der 

 zur Vci-rii^uug sli'liriiden phiitii- 



graphischen Flatten bedingt sind. Die 

 Lichtempfindlichkeit ist nicht nur bei ver- 

 schiedenen Emulsionsnunimern einerPlatten- 

 sorte ungleich, sie wechselt auch nicht 

 unbetrachtlich je nach der Entfernung der 

 zu niessenden Stelle vom Eande auf einer 

 und derselben Platte. Die Entwickelung 

 einer Platte ist kaum gleichmaBig zu er- 

 zielen, dabeim Schaukeln der Entwickehmgs- 

 schale meist Stroniungen in der Fliissigkeit 

 entstehen, die sich spater in Gestalt von 

 Streifen auf der fertigen Platte bemerkbar 

 machen. 10s ist also auBerordentlich schwer, 

 eine groBere, dem Lichte auf der ganzen 

 Fliiche ausgesetzte Platte so zu entwickehi, 

 daB eine gleichmaBig verteilte Sehwiirzung 

 entsteht. Diese Fchlerquellen wirken aber 

 nur auf das numerische Ergebnis der Messung. 

 Viel gefiihrlicher sind die Schwierigkeiten, 

 die beim Ermitteln der Verteilung der 

 Schwarzung innerhalb einer kleinen Fliiche 

 entstehen. Dieser Fall tritt z. B. bei alien 

 Versuchen, die Verteilung dcr Lichtstarke 

 innerhalb einer Spektrallinie zu bestimmen, 

 ein. Im Artikel ,,Photographie" wurde 

 bei der Besprechung des Aiiflb'sungsver- 

 miiiiens ^ezeigt, daB die Wirkung des Lichtes 

 sich keineswens auf die vom Lichte scheinbar 

 ; bestrahlte Flache begrenzt, sondern daB 

 sie sich bei ifi-niigeiul langer Exposition 

 stark nach den Seiten verbreitet. Das 

 hierbei entstehende Schwarzungsscheibchen 

 hiingt in der GroBe von der Giite des Ije- 

 nutzten Objektivs. von der Plattensorte, 

 von der Expositionszeit usw. ab. Von den- 

 selben Umstanden hiingt auch die Verteilung 

 der Schwiirzuiiii- innerhalb ties Schcibchens 

 al). so daB die Verteilun g derLichtstarke 

 in der photographierten Krsdieinung hierfiir 

 am wenigsten in Bctracht kommt. Nur die 

 mittlere Lichtstarke kann aus der GroBe 

 des geschwarzten Scheibchens ermittelt 

 werdcn nnd zwar nur dadurch, daB l)ei 

 einem Vorversuch Flachen versdiiedener 

 bekannter Lichtstarke photographiert und 

 die hierbei entstandenen Scheibchen mit 

 den beim eigentlicheii Versnch auf derselben 

 Platte gewonnenen in bexng auf ihren 

 Durchniessrr verii'liclien werden. Auf diese 

 Weise wird z. B. oft in der Astrophuio- 

 graphie die Sterngrb'Be bestimmt. 



Die oben erwahnten Fehlerquellen haben 

 die Folge, daB audi bei auBerst sorgfiiltiger 

 Arbeit die Genauigkrit. etwa 5 bis 10% der 

 ermittelten Lichtstarke betriigt. Trotzdem 

 leistet die phutugraphisehe Photometrie un- 

 schiitzbare Uienste in alien Fallen, in denen 

 die ge\v(i]inlidien photometi ischen Methoden 

 versagen. Dies ist der Fall bei schwachen 

 und raumlidi wenig ausgedehnten Leucht- 

 ersdifiiuini;i'ii, in tier Astronomie und insbe- 

 sondere bei Arbeiten im ultravioletten Teile 

 des Spektrums. 



