Physikalisch-chemische Analyse 



853 



am bequemsten mit Hilfe der sogenannten 

 Aicaometer, die zum Teil so eingerichtet 

 sind, daB der Gehalt direkt an der Skala abge- 

 lesen werden kann. Exakte Kesultate konneu 

 begreiflicherweise mit Hilfe dieser Methode 

 nur erhalten werden, wenn andere Stoffe, 

 die das spezifische Gewicht der Losung ebeu- 

 falls beeinflussen, ausgeschlossen sind. Dann 

 1st die Bestimmung des spezifischen Ge- 

 wichts (besonders mit Hilfe der Westphal- 

 schen Wage oder mit dem Pyk no meter) 

 ein bequemes Verfahren zur Feststellung 

 der Konzentration einer Losung. Man ; 

 kann (nach F. W. Kiister und S. Miinch, 

 Z. L anorg. Ch. 43, 373, 1904) auf dieseni 

 Wege sogar maBanalytische Losungen ein- j 

 stellen. Das fiir die araometriscne Ana- 

 lyse erforderliche Tabellenmaterial (zur Ab- ! 

 leitung des Gehalts) findet sich in dem ' 

 Handbuch der Araometrie von J. Domkej 

 und E. Keimerdes (Berlin 1912) zusammen- 

 gestellt. Auch fiir die fortlaufende Unter- 

 suchung von Gasgeniischen (mit Hilfe der 

 Gaswage) sind Apparate in Anwendung, die 

 auf der Bestimmung des spezifischen Ge- 

 wichts beruhen. -- Wie R. W. Thatcher 

 (Jpurn. Am. Chem. Soc. 23, 644, 1901) ge- 

 zeigt hat, lassen sich auch hinreichend genaue 

 Mengenbestimmungen von festen (gefallten) 

 Stoffen ausfuhren durch Ermittelung des 

 spezifischen Gewichts der Fliissigkeit iiber 

 dem Niederschlage und des Gewichts von 

 Niederschlag und Fliissigkeit zusammen, 

 wenn das spezifische Gewicht des Nieder- 

 schlags bekannt 1st. Hier ist auch auf die 

 Moglichkeit der Ausnutzung von Unter- 

 schieden im spezifischen Gewicht zur 

 Treunung verwandter Stoffe (NaCl, KC1) 

 hinzuweisen (s. H. Friedenthal, Ber. d. 

 Deutsch. Chem. Ges. 44, 904, 1911). 



4. Lichtbrechung und Refraktometrie. 

 Die Bestimmung des Brechungsvermogens, die 

 sich mit Hilfe der verschiedenen Konstruk- 

 tionen nach Pulfrich oder mit dem ZeiB- 

 schen Eintauchrefrakto meter leicht und 

 schnell ausfuhren laBt (vgl. auch den Artikel 

 ,,Lichtbrechung"), findet sehrausgedehnte 

 Anwendung namentlich bei der Nahrungs- 

 mitteluntersuchung (s. H. Matthes, Ueber 

 refraktometrisch-analytische Bestinimungs- 

 methoden, Z. f. analyt. Chemie 43, 73, 1904). 

 Von B. Wagner (Sondershausen 1907) sind 

 fiir viele Substanzen Tabellen zum Eintauch- 

 refraktometer ausgearbeitet worden, die 

 zur Ableitung der Konzentration dienen. 

 Selbst zu so schwierigen Aufgaben wie die 

 Ermittelung des Blutkorperchenvolumens 

 durch Bestimmung der Aenderung der Licht- 

 brechung bei Zugabe von Blut zu einer 

 Kochsalzlosung laBt sich das Refraktometer 

 verwenden. Fiir die Untersuchung vonGas- 

 gemischen eignet sich besonders das von 

 F. Haber und F. Lowe nach dem Ray- 



leighschen Prinzip konstruierte sogenannte 

 Interferometer (Z. f. angew. Ch. 23, 

 1393, 1910). Ueber die Verwendung dieses 

 Instruments zur technischen Rauchgas- 

 analyse s. 0. Mohr (Z. f. angew. Ch. 25, 

 1313, 1912). 



5. Optisches Drehungsvermogen und 

 Polaristrobometrie. Diese Eigenschaft, die 

 nur den optisch aktiven Stoffen (die ein 

 oder mehrere sogenannte asymmetrische 

 Kohlenstoffatome enthalteu ; vgl. den Artikel 

 ,,Drehung der Polarisatiousebene") 

 eigentitmlich ist, findet namentlich in der 

 Saccharimetrie ausgedehnte Anwenduug. 

 Naheres iiber weitere Anwendungsmoglich- 

 keiten der polaristrobometrischen Analyse s. 

 bei H. Landolt, ,,Das optische Drehungs- 

 vermogen organischer Substanzen und dessen 

 Anwendung" (2. Aufl., Braunschweig 1898). 



6. Farbe, Absorption, Emission, Spek- 

 tralanalyse und Verwandtes. Auf der Ver- 

 gleichung der Farbe zweier Losungen des- 

 selben farbigen Stoffs beruhen die K o 1 o r i- 

 meter. Wenii auf Gleichheit der Farbe 

 eingestellt ist, stehen die Konzentrationen 

 in den beideu Zylindern im unigekehrten 

 Verhaltnis der Scliichthohen, so daB also die 

 Konzentration der einen Losung kolori- 

 metrisch bestimmt werden kann. Die kolori- 

 metrische Analyse kann auch auf solche 

 farblose Stoffe ausgedehnt werden, die 

 mit anderen, wie salpetrige Saure mit 

 Jodzinkstarkelosung, eine farbige Losung 

 geben. So findet das Kolorimeter z. B. An- 

 weudung zur Bestimmung der Wasserstoff- 

 ionenkonzentration unter Zugabe geeigneter 

 Indikatoren (s. z. B. bei S. P. L. Sorensen 



I bei seinen Studien iiber Enzyme, Comptes 

 Reudus des travaux du Laboratoire de Carls- 

 berg 8, 1909, Kopenhagen). Naheres iiber 

 Instrurnente und Anwendungen der kolori- 

 metrischen Analyse bei KriiB, ,,Kolorimetrie 

 und quantitative Spektralanalyse" (2. Aufl., 

 Hamburg und Leipzig 1909). Eine neue sehr 

 brauchbare Konstruktion ist das Kolorimeter 

 von W. Autenrieth und Joh. Koenigs- 

 berger (Z. f. angew. Ch. 25, 1168, 1912). - 



1 Genauere Ergebnisse werden durch die Be- 

 stimmung der Lichtabsorption fiir bestirnmte 

 Strahlen, die durch den Stoff absorbiert 



j werden, erzielt (Absorptionsspektral- 



i a n a 1 y s e). Die Bestimmung der Absorption 

 fiir ultraviolette Strahlen fiudet namentlich 

 Anwendung zu Konstitutionsbestimnmngen. 

 Ebenso lassen sich nach E. Warburg und 

 G. Leithauser (Ann. d. Physik [4] 28, 313, 

 1909) manche Stoffe, wie die Oxyde des 

 Stickstoffs, die in dieseni Gebiete intensive 

 Absorptionsstreifen besitzen, qualitativ und 

 quantitativ durch Aufnahme der Absorp- 



; tionsstreifen im Ultrarot bestimmen. 



Als quantitative auf derLichtemission 

 beruhende Methode mag hier das kiirzlich 



