872 



Physikalisrli.-. TV, -hoik 



0,008 T. Bleiacetat auf 30 T. Wasser; 

 ca. 3 A. 



In vielen Fallen geniigt als Oberflachen- 

 schutz eine Laekschicht. Fiir Metalle besonders 

 bequem anwendbar ist der Zaponlaek, eine 

 Losung von Zelluloid in Amylaeetat, Aceton 

 und Schwefelather mit und ohne Farbstoff. 

 Kleinere Gegenstande konnen durch Tauchen 

 lackiert werden. Die heifi aufzutragenden 

 gelben und griinen Alkohol-Schellack-Lacke 

 treten im Gebrauch zuriick. Auf Holz 

 verwendet man Modelllaoke. Fiir manche 

 Zwecke ist Mattierung der Oberflache mit 

 dem Sandstrahlgeblase und nachherige Ver- 

 nickelung angezeigt. Fiir besondere Unter- 

 suchungen ist auch die Kathodenzerstaubung 

 geeignet. 



6. Mechanische und thermische Sto- 

 rungen. Besonders Rucksicht zu nehmen 

 hat die physikalische Technik auf Storungen 

 verschiedener Art. Hierher gehoren die 

 Erschiitterungen, welche vnni Erdboden aus- 

 gehen. In einfacheren Fiillen \vircl man sich 

 durch Dampfungen helfen konnen. Man 

 verbindet das zu dampfende Glied der 

 Anordnung mit einem moglichst leichten 

 Fliigel, welcher in Fliissigkeit oder Luft 

 hineinragt. Das GefaB hierfiir soil mit 

 Deckel versehen sein und kann durch radiale 

 Wande noch in engere Kammern geteilt 

 sein. Je kleiner die Ausschliige, destn 

 enger konnen die Kammern sein. Der Fliigel 

 kann auch die Form einer kleinen Kreist'liiche 

 haben, welche mit moglichst geringem Spiel- 

 raum in einem einseiti? geschlossenen Zy- 

 linder spielt. Solche Dampfungen, mit 

 Wasser, Glyzerin oder Lul't gefullt, konnen 

 auch vertikale Schwingungen aufnehmen. 

 Ein Stiick Kupfer, welches vor oder zwischen 

 den Polen eines Magneton schwingt, kann 

 gleichfalls als Dampfer dienen. In einzelnen 

 Fallen konnen Erschiitterungen auch durch 

 Resonanzerscheinungen bedingt sein. Dann 

 ist unter Umstanden eine Aenderung der 

 Schwingungszahl des zitternden Instrumen- 

 tenteiles von Nutzen. Als erschiitterungs- 

 freie Aufstellung kann auch eine sehr schwere 

 Metallmasse (wie beini Seismometer) dienen, 

 welche auf einer elastischen Unterlage liegt. 

 Auch voin Gebaude isolierte Pfeiler er- 

 schweroij die Uebertraifung von Erschiitte- 

 nuiuen aus der Nahe. Fiir Instrumente 

 mit S|iii"jclal)lesung und solchen, an denen 

 nur si'licn I l.mdgriffe vorgenommen werden, 

 eignet sich die Juliussche Aufhiuigung. 

 Krsrhiitti'niii'.'-rii dun-li Luftstromungen sind 

 (lurch Umschlul'iivir-trii abzulialten oder auch 

 durch eii','in;iM-liim> Mi'talliu-tze. 



In vielen l-';illen ist auch eiu Schutz 

 ^-eu'cii Wiinuest riruiiu'en niilig. Gut ist es, 

 sclinn bei der Dis|Kisiti(in der Vcrsiichsein- 

 richtungen darauf Hiicksiclii zu nehinen. 



Die einzelnen Teile sollen sich bei Temperatur- 

 andemngen zwangsfrei gegeneinander ver- 

 schieben konnen; wo es moglich ist, soil man 

 auf Kompensationswirkungen der verschie- 

 denen Materialien bedacht sein oder Stoffe 

 mit geringer Warmeausdehming wahlen, 

 z. B. Invarstahl oder Quarzglas. Daneben 

 konnen Warmeschutzmittel zur Anwendung 

 kommen in Form isolierender Hiillen. Als 

 Wiirmeisolatoren kommen in Frage: evaku- 

 ierte Zwischenraume zwischen reflektierenden 

 Schichten (SUberspiegel, Nickelpapier, Alu- 

 miniumfolie), Filz, Watte, Seidenabfalle, 

 Kieselgur, Korkplatten, Asbest; auch Holz 

 mit Luftschichten kommt in Betracht. Die 

 magnetischen und elektrischen Storungen 

 gehoren ebenfalls hierher (vgl. den Artikel 

 ,,E 1 e k t r i s c h e r Strom"). 



7. Allgemeines. Zum Auf bail physi- 

 kalischer Versuchsanordnungen besonders ge- 

 eignet ist das von W. Volkmann angegebene 

 physikalische Prazisionsstativ (friiher be- 

 zeichnet als physikalischer Baukasten), wel- 

 ches von Leppin uud Masche in Berlin 

 angefertigt wird. Dieser Dniversalapparat 

 setzt sich zusanunen aus Stativunterteilen, 

 Staben, Stielen, Tischchen, Muff en, Scliiebe- 

 gewichten, Klemmen, Ringen und Drehungs- 

 achsen verschiedener GroBe. deren PaB- 

 teile nach dem Gnindsatz der Austausch- 

 barkeit dimensioniert sind. 



Literatur. J. Frick. Physikalische Ttchnik oder 

 Anteititnr/ s>i Experimentalvortragen, sowie zur 

 Selbstcenfei f rini<t > it/fir^her Demonstratioiis- 

 jt/xt rutr. ". I'nllkmii nn n ui/i'ft'irbeitf'lc und stark 

 rcrmi'hrte -Lnfli:t>fc rntt /Vor". Dr. O. Lehmann. 

 Braunschweig lnf>.'/ hi* /nun. F. Kolilrcntsch, 

 Li/tr/nic/i tier jir<ikti.*rhi i n P/ii/sik. 11. Aiifl. 

 Lri/jsiij und Berlin 1910. Meyer, Technologic 

 </< Ma.ti-liinoitechmikers. 9. Aufl. Berlin 1911. 

 Httt'ftt'itz, Tnxrlu iibtu'h fiirPriizisionxmcchaniker 

 usw. JinUn-Xikolassee 1912. - - Hovestadt, 

 ,/f'niii'r (,7u,v iiyir. Jena WOt). Ebert, An- 

 l< ilium -./nn Hlnsliltixrn. Leipzig 1895. fiii>ith<->\ 

 Qiiiiniilns. J'rr/in lull. Ilanif), DerSchmirgel. 

 Wien und Leipzig 1910. Leliner, Kitte und 

 Kli-bstojfe.. 7. AiijI. Wien und Leipzig 1909. 

 I*Juntilninser, Dii elfktroli/linclien ilrlull- 

 niedenchlage. Jlfrlm 1910. - Volkmann, 

 Hi' i- .In flat n jilii/.i/tiilixr/H'r Apparale aus selb- 

 tj'/"ii;i/, n/i'ilen. Berlin 1905. 



F. 



Physiologie der Pilanzenzellen 



vgl. don Artikel ,,Zelle il (botanisch). 



