< >[i1ischf Instrument'' 



327 



Wegen der mit starker VergroBerung 

 unvermeidlich verbundenen Kleiiiheit des 

 Gesichtsfeldes ist es ungemein schwierig, 

 ein stark vergrofierndes Fernrohr auf einen 

 bestimmten Gegenstand einzustellen, es also 

 z. B. auf einen bestimmten Stern zu richten. 

 Deshalb ist mit solchen groBeren Instrumen- 

 ten ein kleineres Fernrohr von geringerer 

 VergroBerung (,,Sucher") in der Ail ver- 

 bunden, daB die Achsen beider Fernrohre 

 genau parallel sincl. Hat man, durch das 

 kleine Fernrohr hindurchschauend, das In- 

 strument so gerichtet, daB 

 der zu betraehtende Gegen- 

 stand in der Mitte des Ge- 

 sichtsfeldes erscheint, so wird 

 er alsdann auch fiir das 

 grSBere Fernrohr im Gesichts- 

 felde sein. 



Die Fernrohre groBer Di- 

 mensionen, welche zu astro- 

 nomischen Beobachtungen 

 dienen, werden mittels Uhr- 

 werkes um die Polarachse 

 so gedreht, daB derselbe 

 Stern stets im Gesichtsfelde 

 bleibt. Diese ,,paraUaktischeu 

 Refraktoren" sind zur Auf- 

 stellung innerhalb der in 

 Frage kommenden geogra- 

 phischen Breiten eingerichtet 

 (Verstellung in Polhohe). 



Seitdem die Photographic 

 die subjektive Beobachtung 

 mehr zur Hilfsschwester 

 herabgedriickt hat, muBte 

 auch die Technik diesem Um- 

 stande Rechnung tragen. Da 

 aber die Objektive fur sub- 

 jektive Beobachtung anders 

 korrigiert sein miissen als fiir 

 photographische Aufnahme, 

 so sucht man entweder das 

 Objektiv variabel einzurich- 

 ten (durch Znhilfenahme einer 

 dritten ,,Korrektionslinse"), 

 um es bald dem einen, bald 

 dem anderen Zweck anzu- 

 passen, oder man montiert 

 zwei Fernrohre gleichzeitig, 

 von denen das eine phnto- 

 graphischen Zwecken, das 

 andere der subjektiven Be- 

 obaehtung dient. 



bindungslinie des Fadeiikreuzschnittpunktes 

 mit dem zweiten Hauptpunkte des Objek- 

 tivs reprasentiert die mechanische Achse 

 des Fernrohres. Sie fallt mit der optischen 

 Achse zusammen, falls der Brennpunkt sich 

 mit dem Fadenkreuzschnittpunkte deckt. 

 j Gilt es, den Winkelabstand von strichfor- 

 migen Objekten auszumessen, wie bei den 

 meisten spektrometrischen Messungen, so 

 bedient man sich mit Vorteil paralleler Faden- 

 paare von verschieden groBer Distanz der 

 Fiiden und bringt das Bild des striclifor- 

 migen Objekts zwischen ein Fadenpaar. 



Die Beleuchtung des Fadenkreuzes spielt 

 eine groBe Rolle. Sind die zu messenden 

 Objekte lichtstark, wie bei den meisten 

 Spektralbeobachtungen, so ist das ganze Feld 

 hell erleuchtet und die Faden erscheinen 

 dunkel auf hellem Grunde. Sind die Objekte 

 aber so lichtschwach, daB ihr Licht nicht 

 ausreicht, um das Sehfeld zu erleuchten, so 

 muB eine besondere kiinstliche Beleuchtung 

 des Fadenkreuzes eintreten. Bei der Abbe- 

 sclien Beleuchtungsweise erscheinen die 

 Faden infolge Beugung hell auf dunklem 

 Grunde. 



Zur Ausmessung kleiner Distanzen senk- 

 recht zur Fernrohr- oder Mikroskopachse be- 

 dient man sich des sogenannten Okular- 

 Schraubenmikrometers (Fig. 31). Das- 



Fig. 30. 



d) Fadenkreuz. Fadenbeleuchtung. 

 Okularmikrometer. An der Stelle, wo 

 das reelle vom Objekt durch das Objektiv 

 entworfene Bild liegt, bringt man bei den 

 meisten Fernrohren ein Fadenkreuz an d. h. 

 zwei sich rechtwinklig schneidende Faden 

 (Spinnen-Kokonfaden, feine Quarzi'aden 

 usw.), welche auf der Gesichtsfeldblende uv 

 (Fig. 29 S. 326) befestigt sind. Die Ver- 



selbe besteht aus einem Metallrahmen rr, 

 in welchem ein mit Fadenkreuz oder Parallel- 

 faden versehener Schlitten dd meBbar ver- 

 schoben werden kann. Die bei m im Rahmen 

 rr festsitzende Mikrometerschraube s nimmt 

 den Schlitten bei einer Drehung mit, welch 

 letztere direkt an der Teilung der Trommel 

 T abzulesen ist. Zur Vermeidunir des toten 

 Ganges dienen die beiden Spiralfedern, welche 

 stets den Schlitten a*fe-4-4m \zlTlicIiieT5err 

 suchen. Ist die Ganghohe der Schraube l / 4 mm 

 und ist der Trommelumfang in 50 Teile 

 geteilt, so kann noch eine lineare Verschie- 

 bung von nur ^200 mm abgelesen werden. 

 Einer ganzen Umdrehung der Trommel 

 entspricht der Abstand je zweier der in der 

 Figur sichtbaren Zahne, deren mittelster 

 als Nullpunkt dient. 



6. Spiegelteleskope. Solange man nicht 

 imstande war, achromatische Objektive herzu- 



