328 



Jn-.tnimenre 



stellen, suchte man die Objektive durch 

 Hohlspiegel zu ersetzen, well das vom Hohl- 

 spiegel entworfene Bild in jeder Beziehung 

 farbenfrei ist. 



Die verschiedenen Spiegelteleskope unter- 

 scheiden sich mir durch die Art und Weise, 

 wie das vom Hohlspiegel erzeugte Sammelbikl 

 des entfernten Gegenstandes durch das 

 Okular beobachtet wird. Der Hohlspiegel 

 ss des Gregoryschen Teleskops, Figur 32, 



hat in der Mitte eine kreisformige Oeffnung. 

 Die einfallenden Strahlen werden so reflek- 

 tiert, daB in a ein reelles verkehrtes Bild 

 des fernen Gegenstandes entsteht ; dieses Bild 

 befindet sich nahe dem Brennpunkte des 

 kleinen Hohlspiegels V, durch welchen ein 

 aufrechtes Bild bei b entworfen wird, welches 

 durch die Okularlinie o betrachtet wird. j 



Fig. 33. 



Knopf es r 'parallel zur Achse des Rohres 

 verschoben werden, um eine scharfe Ein- 

 stellung auf einen bestimmten Gegenstand 

 zu bewerkstelligen. 



Bei den Herschelschen Spiegeltele- 

 skopen ist kein zweiter Spiegel angebracht. 

 Das durch den Objektivspiegel, welcher 

 etwas schrag gegen die Achse des Instm- 

 mentes steht, erzeugte Bild wird unmittel- 

 bar durch das am Eingange des Rohres 

 angebrachte Okular be- 

 trachtet. 



Durch die Erl'indung 

 der achromatischenLinsen- 

 systeme wurden die klei- 

 neren Spiegelteleskope fast 

 vollstandig verdrangt, weil 

 sie gegeniiber den achro- 

 matischen Fernroliren bei 

 gleicher JLei'stungsfahig- 

 keit ungleich schwerer 

 und unbequemer beim Beobachten sind. 

 Nur bei der Konstruktion ganz groBer In- 

 strumente bieten die Hohlspiegel noch Vor- 

 teile vor den dioptrischen Objektiven, solange 

 man nicht imstande ist, gute optische 

 Glaser von< denselben Dimensionen wie Hohl- 

 spiegel herstellen zu konnen. Dieses Ziel 

 ist auch heute noch nicht erreicht. Damm 

 werden auch heute noch 

 Spiegelteleskope groBer Di- 

 mension gebaut. DergroBte 

 Reflektor wurde 1845 von 

 Lord Rosse fur seine Privat- 

 sternwarte in Irland erbaut. 

 Der Durchmesser dieses Rie- 

 senteleskops betragt 183 cm 

 (6 FnB), seine Brennweite 

 17 m (55 FuB), die Anord- 

 nung ist die Newtonsche. 



Je nachdem die zu betrachtenden Gegen- 

 stiinde naher oder ferner sind, muB der 

 Spiegel V vom Okular entfernt oder dem- 

 selben genahert werden. Dies geschieht mit 

 Hilfe der Schraube n. 



Cassegrains Teleskop nnterscheidet sich 

 von dem Gregoryschen dadurch, daB der 

 Hohlspiegel V durch einen Konvexspiegel 

 ersetzt ist, welcher die von dem groBen Hohl- 

 spiegel kommenden Strahlen auffangt, ehe 

 sie sich zum Bilde vereinigt haben. 



Figur 33 stellt ein Newtonsches Spiegel- 

 teleskop schematise!! dar. Der Hohlspiegel SS 

 wiirdc von dem entfernten Gegenstande ein 

 Bild in a entwerfen; ehe jedoch die Strahlen 

 hicrher gelangen, werden sie von einem 

 Planspiegel j> (um 45 gegen die Achse des 

 Rohres geneigt) seitwarts reflektiert, so 

 daB das Bild in b wirklich entsteht und 

 durch das Okular o betrachtet werden kann. 

 Die Metallplatte mn mit dem Okular und 

 dem Planspiegel kann durch Ddrehnng des 



Der Spiegel ist aus so- 

 genanntem ,,Spiegel- 



metall" gefertigt. 

 Neuerdings verwendet 

 man Reflektoren aus 

 auBen versilberten Glas- 

 spiegeln. In Figur 34 

 ist ein von der Firma 

 ZeiB gebauter Reflek- 

 tor nach Meyer abge- 

 bildet. Hier ist ein 

 neues Montienmgsprin- 



i zip eingefiihrt. Die 

 bewegliciien Teile der 



Fernrohrmontierung 

 sind in zwei parall- 

 aktische Systeme ge- 

 trennt: in ein solches, 



1 das die optischen Teile 

 tragt und die Ein- 

 stellung der Objekte 

 nach den Koordinaten 



Fig. 34. 



