Instnunente 



331 



Totalreflexion erfahren. Hierdurch wird 

 /uuleich eine Aufrichtung des Bildes Iq be- 

 wirkt. und eine bedeutende Eohrverkiirzung 

 erzielt. 



Beschaftigen wiruns zunachst nur mit der 

 Aufrichtung des Bildes. Der Strahlengang 

 fiir ein Objektiv ist gegeben, wenn derselbe 

 in einer Achsenebene bekannt ist ; denn da 

 sich alles um die Achse herum symmetrisch 

 verhalt, so erhalt man die Abbildung im 

 Kaume, wenn man die Achsenebene um die 

 Objektivachse rotieren laBt. Da in einer 

 Achsenebene die Objektpnnkte tiber der 

 Achse sich als solche unterhalb derselben 

 abbilden, so erkennt man aus der Kotation 

 der Achsenebene, daB ein Objektiv oben 

 und unten und zuglcich reehts und links 

 vertauscht. Es ist sofort ersichtlich, daB 

 eine zweite Sammellinse von diesem ver- 

 kehrten Bilde wieder ein in jeder Beziehung 

 aufgerichtetes erzeugt, sobald sie von ihm 

 ein reelles Bild entwirft wie beim terrestri- 

 sclien Oknlar. 



Komplizierter verhalt es sich bei An- 

 wendung von Spiegeln, als welche man die in 

 den Prismenfernrobren gebrauchten total- 

 reflektierenden Prismen aufzufassen hat. 

 Geht die Spiegelung in einer horizontalen 

 Lotebene vor sich (Reflexionsebene hori- 

 zontal), so wird reehts und links vertauscht, 

 oben und unten bleibt unverandert. Geht 

 die Spiegelung in einer vertikalen Lotebene 

 vor sich (Keflexionsebene vertikal), so wird 

 oben und unten vertauscht, wahreud 

 reehts und links ungeiindert bleibt. Soil 

 also sowohl reehts und links als auch 

 oben und unten vertauscht werden, so 

 inuB man zwei Spiegelungen kombinieren, 

 eine in einer horizontalen mit einer in einer 

 vertikalen Lotebene. Dies ist schon mittels 

 zweier Spiegel moglich, von denen der eine 

 um eine vertikale, der andere um eine hori- 

 zontale Achse drehbar ist. Dabei werden 

 aber die anfangs in horizontaler Ebene 

 verlaufenden Hauptstrahlen der Biischel nach 

 der zweiten Spiegelung aus dieser Ebene 

 herausgelenkt. Soil die Bildumkehrung 

 ohne eine Richtungsanderung der 

 Hauptstrahlen erfolgen, so muB eine doppelte 

 Spiegelung sowohl in der vertikalen wie in 

 der horizontalen Ebene vor sich gehen, 

 und zwar in der durch die Figur 39 ange- 

 deuteten Weise, wo 4 Totalreflexionen statt- 

 finden. 



Aus Figur 39 ist ersichtlich, daB hierbei 

 eine Parallel verse hie bung der Achsen 

 der Strahlenbiischel auftritt und int'olge 

 der zweimaligen Umkehr der Strahlenrich- 

 tung eine Verkiirzung des Rohres erreicht 

 wird. Bei zwei solchen zu einem Opernglas 

 oder ,,Feldstecher" vereinigten Prismen- 

 fernrohren ist so mit die gedrungene Form 

 gewahrt und der Abstand der Okular- 



aehsen kleiner als derjenige der Objektiv- 

 achsen. Es wird also gleichzeitig ein Gegen- 

 stand telestereoskopisch gesehen (vgl. den 

 Artikel ,,Stei eoskopie"). 



7. Experimentelle Bestimmung der 

 VergroBerung, des Sehfeldes und der 

 Leistung eines Fernrohrs. Bei Opern- 

 gliisern und Fernrohren mit schwacher Ver- 

 groBerung bestimmt man diese GroBen an- 

 genahert wie t'olgt: 



7a. VergroBerung. Man stellt in 

 einiger Entfernung vom Fernrohre einen 

 MaBstab auf und" betrachtet diesen gleich- 

 zeitig mit dem einen Auge direkt, mit dem 

 anderen durch das Fernrohr; man beurteilt 

 auf diese Weise wie viele Abteilungen des mit 

 bio Bern Auge gesehenen MaBstabes auf eine 

 durch das Fernrohr vergrb'Berte Abteilung 

 fallen und erhalt so unniittelbar den Wert 

 der VergroBerung. Zu dem eben angegebenen 

 Verfahren eignen sich auch die Ziegelreihen 

 eines Daches. 



Eine exaktere Methode kann man beim 

 Fernrohr mit reellem Okularkreis anwenclen. 

 Da bei einem teleskopischen System die 

 VergroBerung gleich ist dem Verhaltnis der 

 Querschnitte konjugierter achsenparalleler 

 Biischel und da die durch das Objektiv ein- 

 tretenden Strahlenzylinder als solche durch 

 den Okularkreis austreten, so brancht man nur 

 die Durchmesser von Objektiv und Okular- 

 kreis auszumessen, um die VergroBerung 

 zu erhalten. Die Ausmessung des relativ 

 kleinen Okularkreises geschieht mittels eines 

 Okularmikrometers, welches man vor dem 

 auf Unendlich eingestellten Fernrohrokular 

 montiert. Da der Objektivrand undefiniert 

 ist, befestigt man vor dem Objektiv eine 

 korperlich scharf begrenzte und genau 

 ausmeBbare Blende, deren Bild dann den 

 zugehorigen ,, Okularkreis" bildet. 



7b. Sehfeld. Um das Sehfeld auszumessen, 

 montiert man das Fernrohr auf einem dreh- 

 baren Kreis, dessen Drehung direkt in Winkel- 

 graden abzulesen ist, und stellt in geniigender 

 Entfernung einen Lichtpunkt , et wa eine Kerze, 

 so auf, daB sie mitten im Gesichtsfelde ge- 

 sehen wird. Hierauf dreht man Fernrolir 

 mit Kreis einmal nach der einen Seite so 

 lange, bis gerade tier Lichtpunkt verschwin- 

 det~ liest den Teilkreis ab, dreht dann nach 

 der anderen Seite, bis wieder der Licht- 

 punkt verschwindet und liest wieder ab. 

 Die Differenz beider Ablesungen gibt direkt 

 ! die GroBe des Sehfeldes. 



70. Leistu ng. Um die Leistung eines Fern- 

 rohrs ZH priifen, untersucht man dasselbe auf 

 sein Auflosungsvermogen in ahnlicher Weise 

 wie wir es beim Mikroskop kennen gelernt 

 haben. Diese Untersuclmng ist nicht ohne 

 Schwierigkeit und fiihrt leicht zu falschen 

 Resultaten. Das Auflosungsvermogen ist. 



