588 XXV. Jahrg. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



1910. Nr. 46. 



In das Kapitel der Anpassung der Makromethoden 

 gehört auch die Verwendung von Gespinstfasern zu 

 mikrochemischen Versuchen. Färbt man z. B. Kokon- 

 fäden mit Lackmus, so kann die erhaltene „Lackmus- 

 seide", wie ich vor längerer Zeit gefunden habe, zum 

 Nachweis von weniger als einem Millionstel Milligramm 

 Säure oder Alkali dienen. (Da sich die Lackmusseide 

 nicht besonders gut zur Projektion eignet, zeigen wir 

 (Proj.) als Demonstrationspräparat ein mit Helianthin 

 gefärbtes Kopfhaar, dessen Ende mit einer Spur 

 Säure behandelt ist und dessen Bild im Mikroskop 

 ein wenig an einen vergrößerten Kokonfaden erinnert.) 



Wenn wir weiter erwähnen , daß die Prüfung 

 kleiner Flüssigkeitsmengen auf Farbe, Absorptions- 

 spektrum und optisches Drehvermögen mittels passen- 

 der Kapillaren möglich ist (Projektionsversuch), welche 

 je nach Umständen aus farblosem oder aus dunklem 

 Glase verfertigt werden, und wenn ganz zum Schlüsse 

 dieses Abschnittes daran erinnert wird, daß man im- 

 stande ist, das Vei-halten der Stoffe in der Hitze 

 unterm Mikroskop zu beobachten und Elektrolysen 

 daselbst auszuführen, so ergibt sich die Richtigkeit 

 des für unsere Betrachtungen wesentlichen Satzes, 

 daß der Chemiker viele der für ihn wichtigen 

 Eigenschaften der Materie mit Sicherheit an 

 kleinen Stoffmengen feststellen kann. 



Wenden wir uns in weiterer Folge der quanti- 

 tativen Richtung zu, so ist bereits aus dem Bisherigen 

 ersichtlich, daß schon das mikroskopische Bild im 

 allgemeinen eine gewisse Schätzung der Menge er- 

 laubt. Es ist dies ein Vorteil, welcher namentlich 

 gegenüber dem Arbeiten mit dem Spektroskop hervor- 

 gehoben werden muß. Denn, wenn dieses auch be- 

 kanntlich einen der allervollkommensten Behelfe der 

 Mikroforschung darstellt, so macht sich bei seiner 

 Anwendung doch die sehr verschiedene Empfindlich- 

 keit der einzelnen Reaktionen mitunter unangenehm 

 geltend. 



Man hat indes auch gelernt, wirkliche quantitative 

 Bestimmungen unter Anwendung von einigen Milli- 

 grammen Substanz auszuführen, und da diese Mengen 

 gegenwärtig die kleinsten darstellen, mit welchen 

 solche Bestimmungen möglich sind, so dürfen wir 

 auch hier von einem Gebiet der Mikrochemie sprechen. 

 Es können hierbei grundsätzlich dieselben Methoden 

 unterschieden werden wie bei gewöhnlichen quantita- 

 tiven Bestimmungen, d.h. also Maß- und Gewichts- 

 analysen. 



Beide setzen im allgemeinen voraus, daß die not- 

 wendigen Wägungen mit der vom Analytiker geforderten 

 Genauigkeit vorgenommen werden können, welche be- 

 kanntlich mindestens 0,1 bis 0,2 % von dem Gewichte 

 des Ausgangsmaterials beträgt. Bisher sind die meisten 

 Versuche dieser Art mit der Nernstschen Mikrowage 

 ausgeführt worden; dieselbe besteht bekanntlich (Proj.) 

 aus einem leichten Glasbalken , der auf einem Quarz- 

 faden drehbar aufgehängt ist. Das Übergewicht wird 

 aus der Größe des Ausschlages ermittelt. — Besonders 

 einfach und genau fallen Analysen aus, welche auf 



die Ermittelung von Gewichtsverlusten hinauslaufen; 

 ich kann sie geradezu als Vorlesungsversuehe zur 

 Illustration des Gesetzes der konstanten Proportionen 

 empfehlen. Solche Bestimmungen sind von Brill u. a. 

 schon vor längerer Zeit in größerer Anzahl ausgeführt 

 worden. Später haben wir in dem Mikrofilter von 

 Donau und mir einen Behelf kennen gelernt, welcher die 

 Ausdehnung der quantitativen Mikroanalyse auf grund- 

 sätzlich fast alle Methoden der Niederschlagswägung 

 erlaubt, und in jüngster Zeit hat ebenfalls Dr. Donau 

 in meinem Institut eine Art Filtriertiegel konstruiert, 

 der ein besonders bequemes und sicheres Arbeiten ge- 

 statten dürfte. — Wenn es gelänge, die Nernst-Wage 

 so zu vervollkommnen, daß ihre Behandlung eine etwas 

 weniger subtile w r äre, so könnte sie wohl in Kürze als 

 ein unentbehrliches Inventarstück der chemischen La- 

 boratorien bezeichnet werden. 



Im Sommer vorigen Jahres haben Steele und 

 Grant im Laboratorium von Sir W. Ramsay einen 

 sehr bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiete der 

 Mikrowagen erzielt, dessen wir hier gedenken müssen. 

 Die Wagen von Steele und Grant sind Vakuum- 



Fig. 2. 



wagen, welche sich von den bisherigen Instrumenten 

 dieses Namens dadurch unterscheiden, daß die genaue 

 Messung des Druckes, der im Innern herrscht und 

 der nicht notwendig ein sehr kleiner zu sein braucht, 

 ein wesentliches Moment bei der Gewichtsbestimmung 

 bildet. Vielleicht dürfen an der Hand des Bildes 

 (Fig. 2 J ) (Proj.) noch einige Einzelheiten angeführt 

 werden. Der Wagebalken ist aus dünnen Stäbchen von 

 Quarzglas zusammengeschmolzen; er wiegt weniger als 

 ein Gramm und spielt in der Mitte auf Schneiden. An 

 das eine Balkenende ist eine hohle Quarzglaskugel an- 

 gesezt, deren Inhalt — eine genaue bekannte Luft- 

 menge — als quasi Gewichtseinheit dient. Am anderen 

 Ende befindet sich die Aufhängevorrichtung für ein 

 Schälchen, welches die Last aufnimmt. Durch Ver- 



') Den Herren Prof. Dr. Sir William Ramsay 

 K. C. B. und Rob. Harrison, durch deren gütige Ver- 

 mittelung ich die Erlaubnis zur Reproduktion der Abbil- 

 dung aus den „Proceedings of the Royal Society" erhalten 

 habe, gestatte ich mir auch an dieser Stelle den ver- 

 bindlichsten Dank auszusprechen. 



