Naturwissenschaftliche Rundschau. 



Wöchentliche Berichte 



über die 



Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften, 



XIX. Jahrg. 



16. Juni 1904. 



Nr. 24. 



A. Pfliiger: Die Anwendung der Thermosäule 

 im Ultraviolett und dieEnergievert eilung 

 in den Funkenspektren der Metalle. 



(Annalen der Physik 1904, F. 4, Bd. XIII, S. 890—918.) 

 Während die ultraroten und die sichtbaren 

 Strahlen der verschiedenen Lichtquellen mittels 

 Thermosäule und Bolometer einer eingehenden Unter- 

 suchung unterzogen worden sind, schienen die ultra- 

 violetten Strahlen wegen ihrer geringen Energie sich 

 der Erforschung mittels dieser Hilfsmittel zu ent- 

 ziehen. Man war für ihre Messung auf die photo- 

 graphische, fluoreszenzerregende oder lichtelektrische 

 Wirkung angewiesen, welche aber teils zu exakten 

 quantitativen Messungen wenig geeignet, teils sehr 

 umständlich sind. In neuerer Zeit wurden jedoch 

 wiederholt im Spektrum des Kohlebogens Intensi- 

 tätsmaxiina der kurzwelligen Strahlen aufgefunden, 

 welche mit der Thermosäule meßbar sind, wenn 

 auch ihre Wärmewirkung außerordentlich gering war 

 (Schow, Rdsch. 1893, VIII, 9; Hagen u. Rubens, 

 Rdsch. 1902, XVII, 433). Die reichen ultravioletten 

 Strahlen der elektrischen Funken zwischen Metall- 

 elektroden, welche die Photographie kennen lehrte, 

 konnten aber wegen der Änderung der Empfindlich- 

 keit photographischer Platten mit der Wellenlänge 

 weder einer absoluten, noch selbst einer relativen 

 Messung unterworfen worden, denn nach der herr- 

 schenden Anschauung sollte die Energie der ultra- 

 violetten Strahlen wohl ausreichen, chemische Prozesse 

 hervorzurufen, nicht aber zu nachweisbaren Wärme- 

 wirkungen. 



Herr Pflüger war daher höchst überrascht, als 

 er bei Prüfung dieser Wärmewirkung mittels einer 

 Rubensschen Thermosäule Ausschläge des Galvano- 

 meters von ungeahnter Größe erhielt. Es zeigte 

 sich, daß die bekannten, im äußersten Ultraviolett 

 liegenden, starken Linien der Metalle: Magnesium, 

 Cadmium, Zink, Aluminium, Zinn, Nickel, Kobalt, 

 Eisen usw., schon bei mäßiger Empfindlichkeit der 

 Versuchsanordnung Ausschläge von Hunderten, ja 

 bis tausend Skalenteilen hervorriefen. Aber auch 

 diejenigen Metalle, die sich zwar durch großen Reich- 

 tum an feinen Linien, aber nicht durch einzelne be- 

 sonders starke Linien auszeichnen, gaben Ausschläge 

 von 20 bis 100 Skt., wenn man einen Spektral- 



o 



bereich von wenigen Angström Breite, auf dem eine 

 Anzahl solcher Linien verteilt liegen, auf die Thermo- 

 säule fallen ließ. Dabei stellte sich heraus, daß bei 



allen untersuchten Metallen, mit Ausnahme des Mag- 

 nesiums und des Eisens, das Gebiet stärkster Wirk- 

 samkeit unterhalb der Wellenlängen 260 ftft lag, 

 also in einer Region, in der die bei 210 ftft auf- 

 hörende Empfindlichkeit der photographischen Platte 

 erheblich nachzulassen beginnt. 



War hierdurch erwiesen, daß die Intensität der 

 Linien groß genug ist, um mit den jetztigen Hilfs- 

 mitteln gemessen zu werden, so fragte es sich nur 

 noch, ob die Strahlung des Funkens konstant genug 

 sein werde, um exakte Messungen zu gestatten. Auch 

 hier gab die Erfahrung überraschende Resultate: 

 Ein gewöhnlicher Hammerunterbrecher genügte voll- 

 ständig, um die Ausschläge bis auf wenige Prozent 

 genau zu machen, und es zeigte sich, daß es am 

 vorteilhaftesten ist, den Funken durch Schließung des 

 Primärkreises für jede Messung neu „anzuzünden" 

 und den ersten Ausschlag zu beobachten, der bei 

 allen edlen Metallen bis auf 2 °/ konstant blieb und 

 auch bei den leicht oxydierbaren zu befriedigenden 

 Resultaten führte. Somit war die Möglichkeit ge- 

 geben: 1. die Energieverteilung in Funkenspektren 

 mit großer Genauigkeit zu messen, eine Aufgabe, die 

 für die Kenntnis des Strahlungsvorganges von aus- 

 schlaggebender Bedeutung ist; 2. alle photometrischen 

 Messungen im Ultraviolett mit größter Genauigkeit 

 und Bequemlichkeit auszuführen. 



Die ersten Messungen hat Herr Pflüger mit 

 Quarzapparaten ausgeführt; später konnte er auch 

 Linsen und Prismen aus Flußspat verwenden, welche 

 es ihm ermöglichten, die Lichtstrahlen bis zur Durch- 

 lässigkeitsgrenze der Luft zu messen und festzustellen, 

 daß die Aluminiumlinien bei 186 fifi die stärksten 

 des Aluminiumspektrums sind. Unterhalb 186 hatte 

 bisher nur Schumann (Rdsch. 1893, VIII, 16, 637) 

 mit seinem Vakuumspektrographen das Spektrum 

 untersucht und gefunden, daß das Aluminium in der 

 Region 186 bis etwa 170 einige sehr kräftige Linien 

 besitzt, die der Linie 186 an Intensität nicht sehr 

 nachzustehen scheinen. Es war daher zu vermuten, 

 daß man auch von diesen Strahlen eine Wärmewirkung 

 werde messen können, wenn man aus dem Strahlen- 

 gang des Apparates die Luft fernhalten könnte, was 

 dem Verf. in der Tat auch geglückt ist. 



Das bei den Messungen benutzte Spektrometer 

 war mit Flußspatlinsen und einem großen Flußspat- 

 prisma ausgestattet. In der Brennebene des Fern- 

 rohrobjektivs befand sich ein verstellbarer Spalt, 



