130 



tnuse laquelle il est fix. Un verre bleu (V) plac 

 au-dessous de la partie oblique, qui est en saillie 

 droite du tube du' microscope, augmente encore la 

 nettet de l'image. La longueur totale de l'instrument 

 est d'environ 6 cent. Elle est munie en dessous, au 

 point A, d'un anneau (non figur sur mon dessin) 

 dans lequel on fait passer le tube du microscope 

 pour la maintenir en place. On peut ne pas se servir 

 de cet anneau et la poser tout simplement sur 

 l'oculaire o elle tient suffisamment. Il y a des 

 chambres claires spciales pour loupes et doublets ; 

 si on n'en a pas, on peut trs bien se servir de celle 

 que j'ai figure (fig. 2) pour le microscope compos, 

 il n'y a qu' la poser sur les doublets ou la loupe et 

 on obtient une image trs nette. 



Plaant l'il au-dessus de l'ouverture circulaire 

 mnage dans la monture de la chambre claire 

 suivant l'axe du microscope, on aperoit en mme 

 temps, sur le papier pos droite sur la table, 

 l'image de l'objet et le crayon. On suit avec la pointe 

 du crayon les contours et les dtails comme si c'tait 

 sur l'objet lui-mme. Il faut que l'objet soit trs 

 clair et que le papier le soit moins pour que l'on 

 voie bien en mme temps l'image et le crayon. Si 

 l'image n'est pas assez visible, ce qui arrive pour les 

 torts grossissements, on dessine sur papier gris ou 

 l'on met, en avant du crayon, un cran sur le papier 

 pour qu'il soit moins clair. Si l'image est trop 

 visible, ce qui arrive avec les loupes et doublets, on 

 tourne le verre bleu en dessous pour le placer sur la 

 loupe Il faut que l'image ne soit ni trop nette ni 

 trop peu visible pour que l'on aperoive bien en 



