18 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



Nr. 2. 



ndert sich mit der Tiefe der Sonne unter dem Horizonte, 

 [st der letztere einigermassen frei von Dunst, so ist die Be- 

 lichtungsdauer unter den angegebenen Lichtverhltnissen 

 des Objectives und bei Anwendung von gewhnliehen 

 Platten ans der folgenden Zusammenstellung zu erkennen. 

 Tiefe der Sonne Belichtungs- 



dauer 

 22 Sek. 

 30 



42 - 

 60 

 3 sind unter bereit- 



unter dem Horizonte 



10 



14 

 Die photographischen Apparat 

 willigster vorlufiger Ueber- 

 nalime der Kosten durch Herrn 

 Professor W. Frster, Berlin, 

 nach nieinen Angaben von dem 

 Mechaniker Herrn G. Braun, 

 Berlin, ganz hnlich wie Theo- 

 dolite gebaut, nur mit dem Un- 

 terschiede, dass statt der Fern- 

 rohre die Camera eingesetzt 

 ist. unmittelbar vor der em- 

 pfindlichen Platte ist im Innern 

 der Camera ein rechtwinkliges 

 Fadenkreuz angebracht, welches 

 sich bei jeder Aufnahme auf 

 der empfindliehen Platte mit 

 abbildet, und welches unter 



gleichzeitiger Ablesung der Kreise die Einstellungsrichtung 

 des Aiiparates und somit die relative Orientirung des 

 abgebildeten Gegenstandes ergiebt. Die absolute Orien- 

 tirung ist in der Regel durch diejenigen Aufnahmen der 

 Wolken gegeben, welche bei einer Tiefe der Sonne 

 von 12 bis 14' ausgefhrt werden, bei welchen fast 

 immer sich hellere Sterne mit abbilden, mittelst welcher 

 die Lage der Einstellungseinrichtung zu bestimmen ist. 



Von diesen Appa- 

 raten sind 7 Stck her- 

 gestellt wurden, welche 

 in der Weise auf die 

 verschiedenen Stationen 

 vertheilt worden sind, 

 dass Steglitz drei, Nauen 

 und Rathenow je einen 

 und Braunsehweig zwei 

 Instrumente erhielt. Die 

 Gesichtspunkte, welche 

 bei dieser Yertheilung 

 massgebend gewesen 

 sind, ergeben sich aus 

 der Ausbreitung des Ph- 

 nomens, welche im All- 

 gemeinen grsser ist als Fi 

 man mit einem Apparate 



berspannen kann. Ex bestand daher die Absieht, an 

 einer Station, Steglitz, soviel Apparate aufzustellen als 

 uthig erschien, um jedesmal das ganze Phnomen abzu- 

 bilden. Ks bedurfte dann fr die brigen Stationen keiner 

 besonderen Verstndigung ber die jedesmal zu whlende 

 Einstellungsrichtung, weil immer mindestens eine der Ein- 

 stellungen in Steglitz mit einer an den brigen Stationen 

 correspondiren musste. Indessen sind mir die nthigen 

 Mittel fr die Bedienung eines dritten und vierten Appa- 

 rates in Steglitz nicht gewhrt worden, und es ist daher 

 nur einem glcklichen Zufalle zuzuschreiben, dass der 

 grsste Tlieil der Aufnahmen in Bezug auf die Richtung 

 nahe bereinstimmt. Bedauerlich bleibt es aber immerhin, 

 dass von dieser epochemachenden Erscheinung (Vergleiche 

 Himmel und Erde." 1. Jahrg. Seite 263.) nur ein ver- 



hltnissmssig kleiner Theil bisher photographisch abge- 

 bildet worden ist, 0. Jesse. 



Objecthalter mit vertikaler Verschiebung 

 nach Professor L. Koch in Heidelberg. Die seitherigen 

 Objecthalter gestatten nur eine verhltnissmssig geringe 

 Hebung des eingespannten Objectes. Diese betrgt, da 

 ein grosser Theil der sie vermittelnden Schlittenbahn 

 durch Micrometerschraube und Objecthalter besetzt ist, 

 und der Messerschlitten nicht die volle Ausnutzung der 

 Palm erlaubt, nur 34 mm. Bercksichtigt man, dass, 

 bevor man das Object anschneiden kann, eine oft ber 



einen Millimeter dicke Paraffin- 

 schicht weggenommen werden 

 muss, ferner dass, soll die 

 Messerfhrurig nicht zu sehr ein- 

 geschrnkt werden, man nicht 

 bis zur ussersten Grenze der 

 Schlittenbahn gehen darf, so 

 bleibt fr das Object selbst oft 

 nicht viel mehr als ein Milli- 

 meter brig. In den meisten 

 Fllen reicht eine so unbedeu- 

 tende Hebung nicht aus. Man 

 ist genthigt, das Object wh- 

 rend der Arbeit umzuspannen 

 und damit dessen Orientirung 

 aufs Neue vorzunehmen. Das 

 hat, ganz abgesehen von der Unbequemlichkeit eines derar- 

 tigen Verfahrens, meist den Verlust von Schnitten zur Folge. 

 Zur Beseitigung dieses Uebelstandes habe ich nach 

 Angabe des Herrn Prof. Dr. L. Koch in Heidelberg Ob- 

 jecthalter mit vertikaler Verschiebung construirt. 

 Bei einem derselben, dem in Fig. 1 abgebildeten, ist der 

 die Objectklammer tragende Rahmen (o) in genannter 

 Richtung verschiebbar. Derselbe luft in prismatischer 



Fhrung, deren Reibung 

 eine so bedeutende ist, 

 dass der Rahmen in jeder 

 ihm gegebenen Lage ge- 

 nau verharrt. Eine Fixir- 

 vorrichtung wird somit 



berflssig. 



Die Bewe- 

 gung wird durch Zahn 

 und Trieb bewirkt, Der 

 Rahmen ruht auf einer 

 mit Zahnstange versehe 

 neu Stahlunterlage (b). 

 In die Stange greift ein 

 Zahnrad ein, das durch 

 einen bequem angebrach- 

 ten Hebelarm (v) in Bc- 

 >. f. i Hwegung gesetzt werden 



kann. Die Umlegung des 

 Hebels bewirkt eine Hebung des Rahmens um 1,2 cm. Hierzu 

 kommt noch die auf der Schlittenbahn zu erzielende Hebung. 

 Zu Beginn der Arbeit gebe man dem die Object 

 klammer tragenden Rahmen den tiefsten Stand, spanne 

 den Paraffinblock ziemlich hoch ein und hebe durch An- 

 ziehen des Hebels die Schnittflche bis zur Messerschneide. 

 Die Abnahme der Paraffindecke durch Schneidenerfolge 

 ebenfalls unter Bentzung der Yertikalverschiebung. Man 

 kann hierbei, wenn das Object der dem Hebelarm zugekehrten 

 Lngsseite gut durchscheint, bis dicht an dieses heran- 

 gehen. Das Schneiden des Objectes selbst geschehe unter 

 ausschliesslicher Verwendung der Micrometerschraube. 

 War diese zu Ende gedreht, ist sie infolge dessen zurck- 

 geschraubt, so gebe man dem Objecthalter wieder die 

 alte Lage und hebe das Object vermittelst des Hebel- 



