No. 28. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



353 



Hauptnormalen zweiter Ordnung und 18 Gebrauchs- 

 normalen vor Allem sieben Hauptnormale erster 

 Ordnung mit äusserster Sorgfalt und unter Berück- 

 sichtigung einer Anzahl von Correctionen unter- 

 sucht worden ; auch geschah eine Vergleichung mit 

 den vom internationalen Maass- und Gewichtsbureau 

 in ihren Angaben sehr genau bestimmten und an 

 das Luftthermometer angeschlossenen Thermometern, 

 so dass die Arbeiten des genannten Bureaus und der 

 Reichsanstalt auf gleiche thermometrische Grundlage 

 zurückzuführen sind. Diese Untersuchungen sind im 

 Wesentlichen abgeschlossen. Von weiteren Arbeiten, 

 welche auf dem Gebiet der Wärmemessung angestellt 

 wurden, sind solche über Ausdehnung des Wassers l ), 

 Quecksilbers und verschiedener Glassorten '-') zu nennen ; 

 Ausdehnungsbestimmungen an festen Körpern mit 

 Hülfe des Fizeau'schen Apparates sind so weit vor- 

 bereitet, dass die Ausführung der eigentlichen Unter- 

 suchungen demnächst beginnen kann. Schliesslich ist 

 noch zu erwähnen, dass zur genauen Ermittelung 

 höherer Temperaturen das Le C h ate Her' sehe 

 Thermoelement (Platin gegen Platinrhodium) mit dem 

 Luftthermometer bis zu 1430° verglichen wurde 3 ), 

 wobei eine Genauigkeit von 5° erreicht und die 

 Schmelzpunkte von Silber, Gold und Kupfer als sehr 

 werthvolle feste Punkte der Temperatur festgelegt 

 wurden. 



Die Messungen auf dem Gebiete der Elektri- 

 cität erstreckten sich in erster Linie auf die Her- 

 stellung des Normal-Ohm, als des Urmaasses für elek- 

 trische Widerstandsmessungen. Das Ohm ist nach 

 den Festsetzungen des Pariser Congresses vom Jahre 

 1884 gleich 1,06 Siemens-Einheiten. Da die Siemens- 

 Einheit definirt ist durch den Widerstand , welchen 

 eine Quecksilbersäule von 1 m Länge und 1 qmm 

 Querschnitt bei der Temperatur des schmelzenden 

 Eises liefert, so bestand die praktische Lösung der 

 gestellten Aufgabe darin , dass man in Glasröhren 

 aus Jenaer Normalglas, welche angenähert die ge- 

 wünschten Abmessungen zeigten , Quecksilbersäulen 

 herstellte und mit grösster Genauigkeit durch Kali- 

 brirung, Längenmessung und Auswägung der Glas- 

 röhren das Verhältniss des thatsächlichen und des 

 Soll -Widerstandes ermittelte. Für einen grossen 

 Theil der hierbei nöthigen Messungen war es von 

 grossem Vortheil, dass im Maschinenhause der Reichs- 

 anstalt ein Raum besteht, welcher auch innerhalb 

 der heissesten Sommermonate constant auf einer dem 

 Eispunkt sehr nahe liegenden Temperatur gehalten 

 werden kann. Es wurden so eine Anzahl Widerstände 

 hergestellt und diese alsdann auch elektrisch mit 

 einander verglichen , wobei eine besondere Methode 

 in Anwendung kam, den Ausbreitungswiderstand des 

 elektrischen Stromes, welcher von der Art der Zu- 

 leitung des Stromes abhängt, zu eliminiren , bezw. 

 zu messen. Das zur Verwendung kommende Queck- 



*) K. Scheel, Wiedem. Ann. 47, 440. 



2 ) M. Thiesen und K. Scheel, Zeitschrift f. In- 

 strurnentenkunde 1892, 293. 



3 ) L. Holborn und W. "Wien, Wiedem. Ann. 47, 107. 



silber war durch Elektrolyse und alsdann noch durch 

 Destillation so weit gereinigt, dass in 200 g des- 

 selben durch die chemische Analyse fremde Metalle 

 nicht mehr nachgewiesen werden konnten '). Auch 

 eine Bestimmung der Aenderung des Widerstandes 

 des Quecksilbers mit der Temperatur bis 30° wurde 

 vorgenommen, wobei sich eine erfreuliche Ueberein- 

 stimmung mit den unlängst vom internationalen 

 Bureau vorgenommenen Messungen ergab, offenbar 

 in Folge der auch dort auf die Temperaturmessungen 

 verwendeten Sorgfalt 2 ). 



Bezüglich der absoluten Strommessung ist zu be- 

 merken, dass auch für deren Ausführung in der 

 Reichsanstalt Vorbereitungen durch Coustruction eines 

 neuen Elektrodynamometers getroffen sind, bei wel- 

 chem als Vergleichskraft nur die Schwere benutzt 

 wird. 



Auch magnetische Untersuchungen wurden 

 angestellt und ergaben, dass der Magnetismus 

 von härteren Stahlstäben in hohem Grade von der 

 Härtungstemperatur abhängt, so zwar, dass auch der 

 beste Magnetstahl bedeutend an Aufnahmefähigkeit 

 für reinanenten und inducirten Magnetismus verliert, 

 wenn er bei zu hoher Temperatur gehärtet wird. An 

 dieses für die Herstellung von Stahlmagneten höchst 

 bedeutungsvolle Ergebniss schliesst sich eine Beob- 

 achtung über ein merkwürdiges Verhalten von Eisen- 

 nickellegiruugen an. Dieselben lassen sich durch 

 Erhitzen oder Abkühlen in zwei verschiedene Zu- 

 stände überführen ; in dem einen sind sie fast ganz 

 unmagnetisch, während sie im anderen starken Mag- 

 netismus annehmen 3 ). 



Die optischen Arbeiten der ersten Abtheilnng 

 der Reichsanstalt bezogen sich vornehmlich auf die 

 Herstellung einer absoluten Lichteinheit, wie solche 

 als Grundlage der von der zweiten Abtheilung der 

 Anstalt übernommenen Prüfung und Beglaubigung 

 von Lichtraaassen nöthig war. Von Violle ist vor- 

 geschlagen worden , dass diejenige Menge Licht als 

 Lichteinheit bezeichnet werde, welche von 1 qcm der 

 Oberfläche geschmolzenen Platins im Momente des 

 Erstarrens ausgestrahlt wird, und dieser Vorschlag ist 

 von dem im Jahre 1884 zu Paris tagenden internatio- 

 nalen Elektrikercongresse gutgeheissen worden. Die 

 praktische Herstellung dieser Lichteinheiten als wirk- 

 licher coustanter Einheiten stösst nun aber auf sehr 

 grosse experimentelle Schwierigkeiten , so dass man 

 sich entschliessen musste, das gesuchte Ziel auf etwas 

 anderem Wege zu erreichen. Da die Anwendung 

 von Platin mancherlei Vorzüge bietet, so blieb man 

 bei diesem Metall und suchte als Einheit diejenige 

 Lichtmenge den Messungen zu Grunde zu legen, 

 welche eine bei einer anderen Temperatur als derjeni- 

 gen ihres Schmelzpunktes erglühende, ebene Platiu- 



') W. Jäger, Zeitschrift für Instrumentenkunde, 

 1892, 354. 



2 ) D. Kreichgauer uud W. Jäger, Wiedem. Ann. 

 47, 513. 



3 ) L. Holborn, Zeitschrift für Instrumentenkunde 

 1891, 113. 



