370 



Naturwissenschaft liehe U uudschau. 



No. 29. 



anstalt vorbehalten und die Zahl solcher zur Be- 

 glaubigung jährlich eingegangener Instrumente ist 

 im steten Wachsen; insgesainmt sind von diesen 

 bisher nahezu 4000 Stück geprüft worden. Während 

 die früheren Thermometer nach längerem Gebrauche 

 bei höherer Temperatur sehr oft bleibende Verände- 

 rungen von 10" bis 20° erlitten, ist es nach Ein- 

 führung des Jenaer Thermometerglases, sowie durch 

 Anordnung längerer Erhitzung der Instrumente vor 

 Fertigstellung der Scala der Reichsanstalt gelungen, 

 die Veränderlichkeit der so hergestellten Thermo- 

 meter in geringe, für die Praxis zu vernachlässigende 

 Grenzen einzuschränken. Hierdurch in Besitz zu- 

 verlässiger Messgeräthe für höhere Temperaturen ge- 

 langt zu sein, ist namentlich für die chemische Indu- 

 strie von grossem Werthe. Andererseits konnten nun 

 auch Siedethermometer, aus deren sehr genauen An- 

 gaben über den Siedepunkt des Wassers man den 

 zur Zeit der Beobachtung herrschenden Luftdruck mit 

 grosser Schärfe entnehmen kann , in sehr grosser 

 Vollkommenheit hergestellt werden; diese Instru- 

 mente, welche gleich handlich wie Aneroide, aber 

 ungleich zuverlässiger und genauer als diese sind, 

 fanden daher immer mehr Anwendung zur Höhen- 

 messung bei Forschungsreisen '). 



Um eine Grundlage für genaue Messungen auch 

 höherer Temperaturen zu gewinnen, wurden Thermo- 

 meter aus Jenaer Glas bis zu 300° an das Luft- 

 thermometer angeschlossen '-). Durch Wiederaufnahme 

 eines älteren Vorschlages, den Raum in der Thermo- 

 meterröhre über dem Quecksilber mit Stickstoff zu 

 füllen, um durch den Druck des letzteren den 

 Siedepunkt des Quecksilbers zu erhöhen , gelangte 

 man dazu, das Quecksilberthermometer zur Messung 

 von Temperaturen bis 460° benutzen zu können 3 ). 

 Den fortgesetzten Bemühungen des glastechnischen 

 Laboratoriums in Jena ist neuerdings die Herstellung 

 zweier neuen , ausserordentlich werthvollen Thermo- 

 metergläser gelungen, welche als 59 m und 122 lu be- 

 zeichnet werden. Aus dem ersten dieser Gläser 

 lassen sich Thermometer mit ganz gleichmässiger 

 Eintheilung herstellen , deren Angaben fast genau 

 mit dem Luftthermometer übereinstimmen, und aus 

 dem anderen solche, deren Angaben fast ganz frei 

 von der nach vorheriger Erwärmung eintretenden 

 Veränderung des Eispunktes sind, während dieselbe 

 bei dem Normalthermometerglase doch noch merklich 

 ist, wenngleich sie, wie bemerkt, auf einen kleinen 

 Bruchtheil derjenigen Grössen herabgegangen ist, 

 welche beispielsweise die älteren Thermometer aus 

 gewöhnlichem Thüringer Glase ergaben. Während 

 Jenaer Thermometerglas über 400° zu erweichen be- 

 ginnt, hat man für Glas 59 m noch 100° höher hin- 

 auf dies nicht zu befürchten , und man kann aus 





diesem Glase Quecksilberthermometer fertigen , mit 

 welchen genaue Temperaturmessungen bis 550" vor- 

 genommen werden können. Der Raum über dem 

 Quecksilber wird in diesem Fall mit comprimirter 

 Kohlensäure gefüllt '). Seitdem derartige Thermo- 

 meter zu verhältnissmässig billigen, von Patentkosten 

 freien Preisen in den Handel gebracht werden können, 

 ist die Möglichkeit bequemer und genauer Messung 

 höherer Temperaturen weiteren Kreisen eröffnet wur- 

 den. Für die Messung niederer Temperaturen werden 

 Alkoholthermometer bis zu — 80° geprüft. 



Neben den thermometrischen Untersuchungen und 

 Prüfungen werden in der betreffenden Arbeitsgruppe 

 auch solche von Druckmessern vorgenommen. Eine 

 grössere Anzahl von Aneroi'den, zumal für den Ge- 

 brauch von Forschungsreisenden, ist auf die Genauig- 

 keit und Sicherheit ihrer Angaben unter solchen Be- 

 dingungen geprüft worden, wie sie denen, unter 

 welchen diese Instrumente Anwendung finden sollen, 

 möglichst angepasst sind. Zur Untersuchung von 

 Manometern ist ein besonderes Normalquecksilber- 

 manometer construirt worden, dessen Princip darin 

 besteht , dass der zu messende Druck in mehrere 

 Theildrucke zerlegt ist, und jeder derselben durch 

 ein kürzeres Manometer gemessen wird; es gestattet 

 die Messung von Drucken bis nahezu 25 kg auf 

 1 qcm mit einer Genauigkeit von 0,02 kg aus- 

 zuführen. Mit diesem Quecksilbermanometer haben 

 die meisten der bedeutenderen Manometerfabrikanten 

 bereits ihre Arbeitsnormale auf deren Angaben ver- 

 gleichen lassen. Zur Vervollständigung des Bildes 

 über das vielseitige Arbeitsgebiet der besprochenen 

 Arbeitsgruppe sei schliesslich noch kurz erwähnt, 

 dass hier unter Anderem auch die Prüfungen der 

 Abel' sehen Petroleumprober, der Engler 'sehen 

 Zähigkeitsmesser und der Legirungsringe für 

 Seh w artzkopff'sche Dampfkesselsicherheitsappa- 

 rate in erheblichen Umfange ausgeführt werden. 

 (Fortsetzung folgt.) 



x ) H. F. Wiebe, Zeitschrift f. Instrumentenkunde 

 1888, 362. 



2 ) H. F. Wiebe und A.Böttcher, Zeitschrift f. In- 

 struinentenkunde 1890, 16 u. 233. 



3 ) H. F. Wiebe, Zeitschrift f. Instrumentenkunde 

 1890, 207. 



A. Garbasso: Ueber das Phänomen der multiplen 

 Resonanz. (Atti della R. Accademia delle Science di 

 Torino 1893, Vol. XXVIII, p. 470.) 



Während die Theorie der elektrischen Schwingungen 

 für jeden Erreger und jeden Resonator (seeundäreu 

 Leiter in den Hertz'scheu Experimenten) nur eine 

 Wellenliinge kennt, stellt sich die Sache in der Praxis 

 so, dass unter günstigen Bedingungen jeder Resonator 

 mit jedem Erreger mitschwingt, was Hertz selbst schon 

 bei seinen ersten Beobachtungen gesehen hat. Ueber 

 die Deutung dieses Phänomens sind zwei verschiedene 

 Ansichten aufgestellt; nach der einen, welche von Sarasin 

 und de la Rive vertreten wird (vgl. Rdsch. V, 48, 123) 

 giebt der Erreger nicht eine einzige Schwingung, sondern 

 einen Complex sehr vieler, so dass bei spectraler Zer- 

 legung die Schwingung des Erregers ein continuirliches 

 Spectrum geben würde, in welchem jeder Resonator 

 seine eigene Schwingungszahl findet uud daher mit dem 

 unzerlegten elektrischen Strahl stets mitschwingen kann. 

 Nach der anderen Ansicht, welcher Hertz selbst und 



a ) A. Mahlke, Zeitschrift f. Instrumentenkunde 

 1892, 402. 



