No. 30. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



381 



Gefrierpunktes ungefähr proportional ist der Menge 

 des Alkohols, ist diese Proportionalität für die Er- 

 niedrigung der Temperatur des Dichtemaxirnums 

 nicht vorhanden. Bei schwachen Lösungen ist über- 

 haupt keine Erniedrigung , sondern umgekehrt eine | 

 Erhöhung der Temperatur des Dichtemaximums zu 

 beobachten. 



Der Verf. beabsichtigt diese Untersuchungen weiter 

 fortzusetzen , nachdem er die Methoden des experi- 

 mentellen Vorgehens vervollkommnet und eine Vor- 

 untersuchung ausgeführt haben wird über die Strömun- 

 gen , welche in einer abgekühlten oder erwärmten 

 Wassermasse, die durch die Temperatur des Dichte- 

 maximums hindurchgeht, stattfinden. 



Die Thätigkeit der physikalisch-technischen 



Reichsanstalt in den ersten fünf Jahren 



ihres Bestehens. 



(Zeitschr. f. Instrurnentenkunde 1891, S. 149 u. 1893, S. 1 13.) 

 (Fortsetzung.) 



Die Aufgabe des elektrischen Laboratoriums 

 besteht in erster Linie in der Prüfung und amtlichen 

 Beglaubigung von elektrischen Messgeräthen. Als 

 Vorbereitung hierfür kam es zunächst darauf an, 

 zuverlässige Maasse für den elektrischen Widerstand 

 zu schaffen. Da auf die Beendigung der von der 

 ersten Abtheilung in Angriff zu nehmenden Arbeiten 

 zur Herstellung des Normalohms nicht gewartet 

 werden konnte, so wurden vorläufige Normale in Ge- 

 stalt von Quecksilber enthaltenden Glasröhren nach 

 der Siemens' sehen Definition hergestellt und alsdann 

 Gebrauchsnormale aus Draht angefertigt und diese 

 mit jenen verglichen. Für dieselben gelangen jetzt 

 auf Grund der Erfahrungen , welche bei der Unter- 

 suchung zahlreicher zu ihrer Herstellung in Betracht 

 kommender Materialien gemacht wurden, Mangan- 

 kupfer oder Nickelmangankupfer oder eine aus 

 40 Theilen Nickel und 60 Theilen Kupfer bestehende 

 Legirung zur Anwendung, welche letztere unter den 

 Namen Constantan in grösserem Maasse nunmehr 

 auch in den Handel kommt. Der Vorzug dieser 

 Legirungen besteht darin , dass sie ihren Wider- 

 stand mit der Temperatur nur sehr wenig ändern, 

 und das Constantan bietet noch den besonderen Vor- 

 theil grosser Beständigkeit und Zähigkeit ; ausser- 

 dem zeichnen sich diese Legirungen vor dem bisher 

 als Material für Leitungswiderstände vielfach ver- 

 wendeten Neusilber auch dadurch aus, dass sie nicht, 

 wie dieses, mit der Zeit, in Folge spontaner Umlage- 

 rungen im inneren Gefüge, ihren speeifischen Wider- 

 stand ändern ; man ist daher durch Anwendung der 

 genannten Legirungen zu Drahtwiderständen von 

 sehr hoher zeitlicher Constanz gelangt 1 ). Auch sind 

 für solche Messwiderstände aus Draht manche neuen 

 Constructionen in der Reichsanstalt entworfen und 



') K. Feussner u. St. Lindeck, Zeitschrift f. In- 

 strurueDtenkuude 1889, 233; K. Feussner, Elektrotechn. 

 Zeitschr. 1892, 99. 



erprobt worden 1 ), welche durch ihre vortheilhaften 

 Eigenschaften auch in der Praxis bald günstige Auf- 

 nahme gefunden haben. Die den vorgenommenen 

 Widerstandsmessungen zu Grunde liegenden Normale 

 wurden mit Kopien ebensolcher Normale bewährter 

 deutscher Forscher, sowie mit Widerstandsinaassen 

 ausländischer wissenschaftlicher Institute verglichen; 

 so war vor Allem eine Vergleichung mit den Wider- 

 standsnormalen der British Association for the advan- 

 cement of science von Weith, da die durch diese 

 Normale verkörperte Einheit, die British - Associa- 

 tion-Einheit, vielen elektrischen Präcisionsmessungen 

 zu Grunde liegt und in England, Amerika und zum 

 Theil auch in Frankreich noch vielfach benutzt wird 2 ). 



Für elektrische Strommessungen kommt in zweiter 

 Linie die in Ampere zu messende Stromstärke in 

 Betracht; man weiss, dass ein Strom von 1 Amp. in 

 einer Stunde 4,025 g Silber aus einer Silberlösung 

 niederschlägt, und kann somit, falls der vorhandene 

 Widerstand bekannt ist, durch das Silbervoltameter 

 auch die elektromotorische Kraft von sogenannten 

 Normalelementen controliren. Als das Normalelement, 

 welches eine ausserordentlich constante elektromoto- 

 rische Kraft giebt, wird allen in der Reichsanstalt 

 ausgeführten Messungen der Stärke und Spannung 

 elektrischer Ströme das von Latimer Clark vor- 

 geschlagene zu Grunde gelegt. Dasselbe enthält als 

 Elektroden reines, amalgamirtes Zink und reines 

 Quecksilber und als Elektrolyten concentrirte Zink- 

 sulfatlösung und Quecksilberoxydulsulfat. Die elek- 

 tromotorische Kraft dieses Elementes ist mit einer 

 Genauigkeit von 0,001 des Betrages zu 1,438 Volt 

 bei 15° bestimmt worden ■'). Nachdem die Veränder- 

 lichkeit der elektromotorischen Kraft mit der Tem- 

 peratur und ihre Abhängigkeit von der Reinheit der 

 bei der Zusammenstellung der Elemente benutzten 

 Chemikalien festgestellt war, sind einige bei der 

 Herstellung der Clark - Elemente gemachte Erfah- 

 rungen der Technik mitgetheilt worden *). Bei der 

 Reichsanstalt befinden sich die Normale für die Span- 

 nung unter ständiger, mittelst des Silbervoltameters 

 ausgeführter Controle; auch eine Vergleichung mit 

 den in England hergestellten Clark'schen Normal- 

 elementen wurde ausgeführt und lieferte ein höchst 

 zufriedenstellendes Ergebniss. 



Mit Hülfe der besprochenen Normale für Wider- 

 stand und Spannung werden nun auf Grund des 

 Ohm'schen Gesetzes die verschiedenartigsten Messun- 

 gen von Stromstärken und -Spannungen vorgenommen. 

 Die Methode, nach welcher dies geschieht, ist eine Com- 

 pensationsmethode; für derartige Bestimmungen ist 

 in der Reichsanstalt ein besonderer, bequem zu hand- 

 habender Compensatiousapparat construirt worden 5 ), 



J ) K. Feussner, Zeitschrift f. Instrumentenkunde 1890, 

 6 u. 425. 



2 ) St. Lindeck, Zeitschr. f. Instrumenteukuncle 1891, 

 173 u. Beport British Association for 1892. 



3 ) St. Lindeck, Zeitschr. f. Instrumentenkunde 1892, 

 13. K. Kahle, ebendas. 1892, 117. 



4 ) K. Kahle, Zeitschrift f. Instrumentenk. 1893, 191. 

 b ) K. Feussner, Zeitschr. f. Instrumentenk. 1890, 11;;. 



