382 



.Naturwissenschaftliche Rundschau. 



No. 30- 



welcher auch iu der Praxis bereits sich Eingang ver- 

 schafft hat. Für die Prüfung und Beglaubigung der- 

 jenigen elektrischen Messgeräthe , über welche schon 

 längere Erfahrungen vorliegen , also für solche, 

 welche zu Messungen von Widerständen, Stromstärken 

 und Spannungen für Gleichstrom dienen, wurden im 

 Mai 1889 amtliche Bestimmungen erlassen *); andere 

 Messgeräthe , für welche weniger Erfahrungen vor- 

 lagen, wurden vorläufig ausgeschlossen, da eine Be- 

 glaubigung nicht nur die Richtigkeit der untersuchten 

 Geräthe zur Zeit der Beglaubigung, sondern auch in 

 gewissem Grade die Unveränderlichkeit ihrer An- 

 gaben gewährleisten soll. Es hat denn auch in den 

 letzten Jahren an der Reichsanstalt eine Prüfung von 

 eingesandten Widerständen, sowie von Strom- und 

 Spannungsmessern in ziemlich erheblichem Umfange 

 stattgefunden. Eine Beglaubigung konnte Mess- 

 geräthen der beiden letzten Arten häufig nicht er- 

 theilt werden 2 ). Es zeigte sich nämlich, dass die 

 Zuverlässigkeit vieler derartiger Instrumente eine allzu 

 ungenügende war. Ein höherer Grad der Genauigkeit 

 und Zuverlässigkeit als der bisher zumeist als hin- 

 reichend erachtete muss aber, wie auch die maass- 

 gebendsten Praktiker zugestehen, für Strom- und 

 Spannungsmesser im Interesse der Industrie gefordert 

 werden. Es sind daher den Fabrikanten solcher Mess- 

 geräthe Rathschläge ertheilt worden zur Beseitigung 

 der auf die Angaben ihrer Fabrikate einflussreichsten 

 Fehlerquellen. 



Das dringende Bedürfniss, welches die Technik 

 danach hat, dass auch Elektricitätsmesser, für welche 

 der von Herrn Aron constrnirte Elektricitätszähler 

 als Beispiel dienen kann, au der Reichsanstalt geprüft 

 und beglaubigt werden, konnte bisher noch nicht 

 ganz befriedigt werden ; es sind mehrere Construc- 

 tionen dieser Instrumente geprüft und umfangreiche 

 Erfahrungen gesammelt worden , und man hofft, 

 den Wünschen der Technik bald gerecht werden zu 

 können. Alle Untersuchungen aber von Dynamo- 

 maschinen oder von Wechselstromapparaten rnussten 

 so lange hinausgeschoben werden, bis die nöthigen 

 Räumlichkeiten für solche Arbeiten zur Verfügung 

 gestellt werden können. 



Auf dem Gebiete der maschinentechnischen elek- 

 trischen Messungen war die Reichsanstalt besonders 

 bei der Untersuchung der Lauffeu - Frankfurter 

 Arbeitsübertragung betheiligt. Eine weitere Be- 

 thätigung auf diesem Gebiete war gesetzgeberischer 

 Art. Im Interesse der elektrotechnischen Betriebe 

 hat es sich als nothwendig herausgestellt, dass für 

 die bei elektrotechnischen Berechnungen in Betracht 

 kommenden verschiedeneu Grössen elektrischer Art 

 gesetzlich gültige Definitionen festgelegt werden, 

 zumal die elektrotechnischen Constructionen und die 

 Lieferung elektrischer Ströme schon jetzt verhält- 

 nissmässig grosse Geldwerthe repräsentiren. Aus 

 diesem Grunde hat das Kuratorium der Reichsanstalt, 



welches aus den hervorragendsten Vertretern der 

 messenden Naturwissenschaft und Technik aus allen 

 Theilen Deutschlands zusammengesetzt ist, und welches 

 alljährlich einmal zusammentritt, in seiner Versamm- 

 lung im März 1892 Vorschläge für solche gesetz- 

 lichen Definitionen ausgearbeitet. Damals war noch 

 nicht bekannt, dass die englische Regierung dicht 

 vor Erlass eines ähnlichen Gesetzes stand. Um Ueber- 

 eiustimmung zwischen den in Deutschland und Eng- 

 land einzuführenden Bestimmungen herzustellen, hat 

 der Präsident der Reichsanstalt nebst zwei Assistenten 

 im August 1892 an der in Edinburg tagenden Ver- 

 sammlung der British Association for the advancement 

 of science Theil genommen. Da das betreffende 

 Comite dieser Versammlung, welches das von der eng- 

 lischen Regierung in diesen Dingen hauptsächlich 

 consultirte Collegium bildet, die deutschen Vorschläge 

 und Einwendungen sehr günstig aufgenommen hat, 

 so darf man auf endgültige Annahme der gemachten 

 Vorschläge seitens Englands rechnen. In der jüngsten 

 Zeit ist über diese Angelegenheit den betheiligten 

 industriellen Kreisen Deutschlands eine Denkschrift 

 zugegangen, um diesen Gelegenheit zu geben, ihre 

 etwaigen Wünsche oder abweichenden Ansichten zu 

 äussern. 



Mit den im Vorhergehenden ausgeführten Arbeiten 

 und Untersuchungen , welche sich wesentlich um die 

 Aichung elektrischer Messgeräthe gruppiren, sind 

 aber die Aufgaben des elektrotechnischen Laborato- 

 riums der Reichsanstalt durchaus nicht erschöpft. Es 

 fallen ihm noch in erheblichem Umfange Prüfungen 

 von Leitungsdrähten aus den verschiedensten Metal- 

 len, von Isolationsmaterialien und von mannigfachen 

 elektrischen Apparaten zu. Es darf als für die in 

 so rascher Zeit mächtig emporgewachsene Elektro- 

 technik sehr wertbwoll bezeichnet werden, dass durch 

 Gründung der Reichsanstalt überhaupt eine Stelle 

 geschaffen ist, an welcher die technisch höchst wich- 

 tigen Prüfungen der genannten Art vorgenommen 

 werden können. (Fortsetzung folgt.) 



a ) Centralblatt für das deutsche Reich 1889, 3M>; 

 Zeitsohr. f. Iii^trunieutenkuuile 1889. 



2 ) K. Kahle, Zeitsohr. f. Instrnmentenk. 1891, '2.".9. 



J. Hann: Einige Resultate der anemometri- 

 schen Aufzeichnungen in Wien 1873 bis 

 1892. (Sitzungsberichte der Wiener Akademie der 

 Wiss. 1893, Bd. CII, Abth. IIa, S. 119.) 

 Die Registrirungen eines auf dem Thurme des 

 meteorologischen Institutes zu Wien befindlichen Munro'- 

 schen Auemometers, welches seit April 1873 in einer 

 Höhe von 27,3 m über dem Erdboden in Wirksamkeit 

 ist, wurden von Herrn Hann zum Gegenstand einer ein- 

 gehenden Studie über den täglichen und den jährlichen 

 Gang der Windstärke wie ' über die jährliehe Periode 

 der Windrichtung gemacht. Von den Ergebnissen dieser 

 Untersuchung sollen einige wegen ihres allgemeineren 

 Interesses hier hervorgehoben werden. 



Eine Zusammenstellung der Gesammtbeobaehtungen 

 ergiebt zunächst eine einfache tägliche Periode der 

 Windgeschwindigkeit mit einem Minimum um 6 h Mor- 

 gens (also zur Zeit des Sonnenaufgangs) und einem 

 Maximum um 1 h Nachmittags, also noch vor dem Ein- 

 tritt des täglichen Wärmemaximums. Ein zweites secun- 

 däres Minimum ist angezeigt um 7 1 2 h Abends, dem 



