408 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



No. 32. 



über ilas rauchlose Pulver absieht, bei welcher es 

 darauf ankam, zu ermitteln , inwieweit man auf die 

 Unveränderlichkeit des neuen Pulvers unter ver- 

 schiedenen äusseren Einflüssen werde rechnen dürfen. 

 Die Arbeiten über das chemische Verhalten des 

 Glases nahmen ihren Ausgang von einer Untersuchung 

 über die Störungen der Libellen. Diese mit ausser- 

 ordentlicher Kunstfertigkeit hergestellten feinen Mess- 

 geräthe, welche für astronomische, geodätische und 

 artilleristische Instrumente von grösster Bedeutung 

 sind, und deren sicheres Functioniren erst uulängst die 

 genaue Feststellung der Schwankungen der Polhöhe 

 ermöglichte, zeigten gelegentlich Störungen, indem an 

 ihrer Glaswand kleine Ausscheidungen entstanden, 

 welche den freien Gang der Luftblase hinderten, und 

 dadurch die Libelle unbrauchbar machten. Es zeigte 

 sich durch Versuche 1 ), dass der in gewissen Grenzen 

 unvermeidliche Wassergehalt des Aethers der Grund 

 dieser Erscheinung war, indem das Wasser das Glas 

 angriff, und der Aether die dadurch gelösten Bestand- 

 teile wieder zur Abscheidung brachte. Zur Ver- 

 meidung des Auftretens von Störungen in den Libellen 

 wird man sich daher zweckmässig solcher Gläser 

 bedienen, welche durch Wasser möglichst wenig 

 angegriffen werden. Um nach dieser Richtung hin 

 Glasröhren leicht charakterisiren zu können, hat man 

 eine besondere Farbenreaction angewendet, durch 

 welche man die geringere Widerstandsfähigkeit der 

 Gläser an der grösseren Intensität der auftretenden 

 Färbung erkennen kann 8 ). Die Untersuchungen 

 wurden schliesslich auf alle zur Herstellung che- 

 mischer Geräthe dienenden Gläser ausgedehnt, als es 

 gelang, mit Hülfe eines colorimetrischen Verfahrens 3 ) 

 diejenigen Mengen Alkali direct quantitativ zu be- 

 stimmen, welche bei der Berührung von Glas und 

 Wasser von letzterem aufgenommen werden. Mit 

 Hülfe dieser Methode konnten Veränderungen von 

 Glasoberflächen leicht erkannt und ihre Abhängig- 

 keit von besonderen Arten der Behandlung des Glases 

 ermittelt werden 4 ). So klein diese Mengen auch sind 

 — sie belaufen sich vielfach nur auf Hundertelmilli- 

 gramme und weniger — , so können sie doch gelegent- 

 lich recht störend sein ; andererseits sind sie sehr 

 geeignet, als charakteristisch für die einzelnen Gläser 

 angesehen zu werden, zumal nach besonderen Unter- 

 suchungen ■') sie Fingerzeige bieten für das gesammte 

 chemische Verhalten eines Glases. So ist in steter 

 Fühlung mit vielen Glashütten eine grosse Anzahl der 

 verschiedensten Glassorten unter mannigfaltigen Ge- 

 sichtspunkten untersucht worden , und es lässt sich 

 nicht verkennen, dass durch das Bekanntwerden dieser 

 Arbeiten der Reichsaustalt bei Producenten und Con- 

 sumenten das Interesse für die Herstellung möglichst 



') F. Mylius, Zeitschr. f. Instrumeutenkimde 1888, 

 267 und 428. 



2 ) F. Mylius, Zeitsohr. f. Instrumentenkunde 1889, 50. 



3 ) F. Mylius und F. Foers ter, Berichte d. deutsch. 

 ehem. Ges. 24, 1482. 



') Dieselben, Zeitschrift f. Instrumenteiikuucie 1891, 

 Sil. Vergl. auch Rasch. VII, 98 und 107. 



6 ) F. Foerster, Ber. d. deutsch, ehem. Ges. 25, 2494. 



widerstandsfähiger Glasgefässe wesentlich gefördert 

 worden ist. Man ist in mehreren deutschen Glashütten 

 hinsichtlich der Verbesserung des Glases bereits an 

 eine Grenze gelangt, welche von der Technik wohl 

 kaum noch erheblich überschritten werden dürfte. 

 Die grössten Anforderungen werden an die chemische 

 Widerstandsfähigkeit solcher Gläser gestellt, welche 

 zu Wasserstandsröhren von Dampfkesseln dienen 

 sollen. Nach dieser Richtung werden alle bisher zu 

 dem gedachten Zweck benutzten Gläser weit über- 

 troffen durch das vom glastechnischen Laboratorium 

 in Jena hergestellte, oben bereits erwähnte Thermo- 

 meterglas 59 m . 



Noch schwieriger als die eben beschriebenen 

 Versuche über das chemische Verhalten des Glases 

 gestalten sich die Arbeiten , welche auf die Herstel- 

 lung reiner Metalle gerichtet sind , wie solche für 

 eine Anzahl von physikalischen Fundamentaluuter- 

 suchungen erforderlich sind. Von der Untersuchung 

 des gereinigten Quecksilbers, welches zur Herstellung 

 des Normalohms diente, war oben schon die Rede. 

 Für die absolute Lichteinheit bedurfte es der Be- 

 schaffung ganz reinen Platins. Diese Aufgabe war 

 in sehr vollkommener Weise bereits von Deville 

 und Stas im Auftrage des Comite international des 

 poids et mesures gelöst worden , welches zur Her- 

 stellung der Normalmeterstäbe und Normalkilogramm- 

 stücke möglichst reinen Platins und Iridiums bedurfte. 

 Immerhin enthält das nach den Angaben der ge- 

 nannten Forscher in England technisch hergestellte 

 reine Platin, wie die an der Reichsanstalt ausgeführten 

 Analysen ergaben, noch kleine Mengen Rhodium und 

 Silber, welche zurückbleiben, wenn man das Platin nach 

 Schützenberger im Strome von Chlor und Kohlen- 

 oxyd bei etwa 250° in Gestalt seiner kohlenoxyd- 

 haltigen Verbindungen, z. B. PtCOCl 2 , verflüchtigt. 

 Durch Ausarbeitung dieser Methode liess sich 

 die Analyse des Platins nicht unwesentlich vervoll- 

 kommnen , wenngleich ein Abdestilliren des Platins 

 von allen seinen Verunreinigungen dadurch nicht 

 möglich ist. Eine bei dieser Gelegenheit angestellte 

 nähere Untersuchung der kohleuoxydhaltigen Platin- 

 verbindungen ] ) lehrte, dass in ihnen stets ein zwei- 

 werthiges Radical (PtCO) 11 enthalten sei, welches 

 durch verschiedenartige Umsetzungen die mannig- 

 fachsten Salze zu bilden vermag. Zur technischen 

 Herstellung reinen Platins eignen sich die Kohlen- 

 oxydplatiuverbindungen nicht. Dieselbe gelingt aber 

 auf anderem Wege. Während bisher in Deutschland 

 nur ein ziemlich stark verunreinigtes Platin in den 

 Handel kam, ist es, einer Anregung der Reichsanstalt 

 zufolge, der Firma W. C. Heraeus in Hanau ge- 

 lungen, auf sehr einfache Weise ein so reines Platin 

 herzustellen , dass man darin als einzige Verunreini- 

 gung nur noch eine Spur Iridium aufzufinden ver- 

 mochte. Wenngleich dieses Material schon zu vielen 

 grundlegenden physikalischen Messungen gebraucht 

 werden könnte, so gelingt es doch mit Hülfe eines 



t) F. Mylius uud F. Foerster, Ber. d. deutsch, 

 ehem. Ges. 24, 2424 und F. Foerster. ebendas. 24, 3751. 



