482 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



No. 38. 



einem festen Punkte in der Nähe des Felsens zu 

 messen. A r erwendet wurde hierzu ein Magnetometer, 

 dessen Schwingungsdauer bestimmt wurde. Der 

 eigens zu diesem Zweck construirte Apparat hatte 

 eine Reihe von Einrichtungen, welche eine zuver- 

 lässige Ablesung der Oscillationen an genau derselben 

 Stelle sichelten. Weil es darauf ankam , nicht den 

 Erdmagnetismus, sondern die zu diesem hinzutretende 

 magnetische Störung zu messen, wurde das Magneto- 

 meter in den magnetischen Meridian (soweit sich 

 derselbe trotz der Störung durch die magnetische 

 Lava bestimmen Hess) eingestellt. Der Temperatur- 

 coefficient des Magnetes wurde vorher bestimmt, und 

 die Angaben desselben auf einem ganz normalen 

 magnetischen Felde in absolutem Maasse bestimmt; 

 die Dauer einer Schwingung auf nicht magnetischem 

 Terrain wurde gleich 13,68 Secunden + 0,005 ge- 

 funden an einer Stelle, wo die absolute Horizontal- 

 intensität 0,2324 betrug. 



Die Messungen begannen Anfang November 1891 

 und wurden mit geringen Aenderungen in der Me- 

 thode, die Schwingungsdauer zu bestimmen, und in 

 der Bestimmung der Temperatur des Magnetstabes 

 und des Gesteins bis Mitte Februar 1892 fortgeführt; 

 später wurden noch einige Messungen im März an- 

 gefügt. Die Tage des Instrumentes und des Magnet- 

 stabes blieb stets dieselbe. Da an einem Tage eine 

 oder zwei, oder vier bis fünf Bestimmungen gemacht 

 wurden, konnte ein Material von über 70 Messungen 

 der Horizontalcomponente angesammelt werden ; die 

 Dauer der Schwingung wurde in der Regel aus 

 75 Oscillationen bestimmt. Nur ein Theil der 

 Messungen ist in der folgenden Tabelle wieder- 

 gegeben und für dieselbe solche Tage eines jeden 

 der fünf Beobachtungsmonate ausgesucht , an denen 

 mehrere Messungen zu verschiedenen Tageszeiten ge- 

 macht sind. 



Ein Blick auf die Tabelle zeigt sofort, dass die 

 Dauer der Oscillation und die Declination in der 

 Nähe des Gesteins mit der Zeit sich bedeutend ver- 

 ändern. Ganz besonders treten zwei Eigenthümlich- 



keiten hervor: 1. Obwohl die Schwingungsdauer 

 und die Declination verschiedene Maxima und Minima 

 zeigen , lassen sie in den fünf Beobachtungsmonaten 

 eine Tendenz zu wachsen erkennen; und zwar weist 

 die Schwingungsdauer eine Gesammtsteigerung um 2 

 auf und die Declination eine Zunahme um etwa 5° 

 (lmm der Tabelle entspricht 0" 43' 58"). 2. Die 

 Schwingungsdauer und die Declination zeigen eine 

 sehr ausgesprochene tägliche Periode, welche in fast 

 allen, wenn auch nicht genau in allen Beobachtungen 

 durch ein Maximum in den ersten Mittagsstunden 

 sich auszeichnet. 



Im Allgemeinen nahm mit dem Wachsen der Hori- 

 zontalintensität die Declination zu und umgekehrt; 

 nichtsdestoweniger fand man auch , was die Unter- 

 suchung complicirter macht, einige Male eine voll- 

 ständige Unabhängigkeit beider Erscheinungen. Da 

 das Instrument stets in unveränderter Stellung auf 

 dem Pfeiler ruhte, kann auch keine zufällige Ursache 

 angerufen werden zur Erklärung der bedeutenden 

 Zunahme, welche in den fünf Beobachtungsmonaten 

 eingetreten, und noch weniger für die der periodischen 

 täglichen Aenderungen. Auch kann man nicht sagen, 

 dass der Magnetstab in den fünf Monaten sein mag- 

 netisches Moment verloren, da er vor und nach jeder 

 Untersuchungsreihe auf nicht magnetischem Felde 

 geprüft, fast immer dieselbe Schwingungsdauer gab. 



Verf. discutirt die möglichen Fehlerquellen, welche 

 aus den Temperaturänderungen des Stabes, aus der 

 Hygroskopicität des Aufhängefadens und aus dem 

 Luftwiderstande entspringen können, und weist 

 nach, dass dieselben die Beobachtungen nicht zu er- 

 klären vermögen. Es scheinen danach sowohl die 

 in den fünf Monaten beobachtete Zunahme, wie die 

 tägliche Periode von Aenderungen der Richtung und 

 Intensität des Feldes in der Nähe des Gesteins her- 

 zurühren. Die Möglichkeit, dass das Resultat durch 

 zu grosse Empfindlichkeit des Magnetstabes veran- 

 lasst worden , könnte ganz streng nur durch eine 

 vollständige Umgestaltung der Methode und der 

 Instrumente widerlegt werden. Durch äussere Um- 

 stände wurde jedoch der Verf. verhindert, dies zu 

 thun ; er musste die Untersuchung unterbrechen und 

 die vorläufigen, noch unvollständigen Versuche publi- 

 ciren. 



Besondere Erwähnung verdient die grosse Aende- 

 rung, welche zwischen dem 7. und 27. Januar ein- 

 getreten. Am 7. Januar um 9 Uhr war die Schwin- 

 gungsdauer 31,59" und die Declination 0,75 mm 

 links, am 27. Januar war die Schwingungsdauer 

 32,38" und die Declination 2 mm rechts (= 1°27'56" 

 rechts); bemerkt Bei noch, dass kurz vorher, Ende 

 December, das Feld auf Declination untersucht wurde, 

 indem das Magnetometer in allen Richtungen um 

 y 2 ova verschoben wurde , und dass sich der Nordpol 

 stets links vom Nullpunkte der Scala einstellte. Am 

 7. Januar zeigte der Nordpol auf Null, am 27. Januar 

 stand er rechts vom Nullpunkte; und wenn die Nadel 

 um 1 cm nach jeder Richtung verschoben wurde, 

 immer blieb sie auf derselben Seite. Man kann so- 



