Naturwissenschaftliche Rundschau 



Wöchentliche Berichte über die Fortschritte auf dem 

 Gesammtgebiete der Naturwissenschaften. 



Unter Mitwirkung 



der Professoren Dr. J. Bernstein, Dr. W. Ebstein, Dr. A. v. Koenen, 



Dr. Victor Meyer, Dr. B. Schwalbe und anderer Gelehrten 



herausgegeben von 



Dr. W. Sklarek. 



Verlag- von Friedrich. Vieweg und Sohn 



Durch alle Ruchhaiul- 



tungeu und lvi«,t.uietaUen 

 im beziehen. 



Wöchentlich eine Nummer. 



Preis vierteljährlich 



4 Mark. 



VI. Jahrg. 



Braunschweig, 31. October 1891. 



No. 44. 



Inhalt 



Die Bestimmung 



leteorologie. W. J. van Bebber: 

 der Lufttemperatur. S. 565. 



'hysik. 0. Knoblauch: Absorptionsspectralanalyse 

 sehr verdünnter Lösungen. S. 567. 



Botanik. B. v. Wettstein: Die Omorika- Fichte*, Picea 

 Omorica. (Panc.) S. 569. 



kleinere Mittheilungen. J. Scheiner: Photomefcrische 

 Untersuchungen über die Sternphotographien. S. 571. 

 — B. W. Wood jr.: Verbrennung von Gasstrahlen 

 unter Druck. S. 572. — A. Daubree: Transport und 

 Ausfliessen von Gesteinen unter der Einwirkung von 

 Grasen unter hohen Drucken. S. 572. — M. C. Piepers: 

 Beobachtungen über die Flüge von Schmetterlingen in 

 Niederländisch-Ost-Indien und Betrachtungen über die 

 wahrscheinliche Natur des Phänomens. S. 573. — 



Peter Netsehaj eff: reher die Bedeutung der Leuko- 

 cyten bei Infection des Organismus durch Bacterien. 

 S. 574. — Th. Schlösing fils: Ueber die in den 

 Ackerböden enthaltene Atmosphäre. S. 574. 



Literarisches. Willj- Hergesell: Ueber die Formel 

 von G. G. Stokes zur Berechnung regionaler Ab- 

 weichungen des Geoids vom Normalsphäroid. S. -".74. 



Vermischtes. Lothstörungen am Schweizer Jura. — Ab- 

 sorption und Lichtempfindlichkeit der Eosinfarbstoffe. 

 — Die Süsswasser-Peridineen. — Personalien. S. 575. 



Bei der Redaction eingegangene Schriften. 8. 576. 



Astronomische Mittheilungen. S. 576. 



Gedenkblatt zur Geschichte der Mathematik, Physik 

 und Astronomie. S. 576. 



Die Bestimmung der Lufttemperatur. 

 Von Professor Dr. W. J. van Bebber. 



Die Frage der Lufttemperatur -Messung ist erst 

 n neuerer Zeit von verschiedenen Seiten eingehend 

 intersucht und erörtert worden, so von Hazen, 

 ^itken, Stow, Ssaweljew u. A., in neuester Zeit 

 nsbesondere von Koppen, Sprung und Wild. Die 

 vakre Lufttemperatur ist nicht gerade diejenige, 

 velche ein im Schatten aufgehängtes Thermometer 

 :eigt, sondern vielmehr jene, welche die Luft an 

 rgend einer Stelle der Atmosphäre besitzt, frei von 

 eglicher Beeinflussung durch die Strahlung anderer 

 vörper. Ist bei gleichförmiger und dicker Wolken- 

 lecke und frischer Brise die Temperatur längere 

 Seit gleichförmig geblieben, so kann man annehmen, 

 lass alle Oberflächen der in die Luft hineinragenden 

 iörper dieselbe Temperatur zeigen. Wird nun die 

 Wolkendecke zerrissen und fallen die Sonnenstrahlen 

 uif die Erdoberfläche, so wird das thermische Gleich- 

 gewicht rasch gestört und die Oberflächen der Körper 

 lehmen jetzt Temperaturen an, welche über jenen der 

 Luft liegen, wobei der Grad der Erwärmung von der 

 Lage gegen die Sonnenstrahlung, die Windrichtung 

 jnd von der Fähigkeit der Oberflächen, die Wärme 

 tufzunehmen, fortzuleiteu und an sich zu halten, und 

 lann von der Grösse der Oberfläche abhängt. Durch 

 liese Strahlungseinflüsse werden unsere Thermometer- 

 ingaben in grösserem oder geringerem Maasse ge- 

 fälscht, und es wird sich nun nur noch darum handeln, 



eine möglichst grosse Annäherung an die wirklichen 

 Verhältnisse zu erzielen. 



Bei der Bestimmung der Lufttemperatur für meteo- 

 rologische Zwecke handelt es sich um die Lösung zweier 

 Aufgaben, nämlich die wirkliche Temperatur der das 

 Thermometergefäss umspülenden Luft zu bestimmen, 

 insbesondere die Strahlungseinflüsse möglichst aus- 

 zuschliessen^ und dann diejenige Luft dem Thermo- 

 meter zuzuführen, deren Temperatur mau messen 

 will. Nach den Ausführungen von Koppen 1 ) hängt 

 die Abweichung der Temperatur eines von Strahlungs-, 

 eiufiüssen getroffenen Thermometers hauptsächlich 

 ab von der Temperatur der umgebenden Luft, von 

 der optischen Natur der Thermometer- Flüssigkeit, 

 von der Dicke (Leitung und Absorption) der Glas- 

 hülle, von der Grösse des Gefässes und von der Ge- 

 schwindigkeit der Luft. Bei sehr dünner Glashülle 

 verhalten sich die Quecksilberthermometer nahezu 

 wie blauke Metallkörper, d. h. sie zeigen geringe 

 Absorption für Strahlen aller Art, während Alkohol- 

 thermometer die stark brechbaren Strahlen nieist 

 durchlassen, dagegen Strahlen grösserer Wellenlänge 

 absorbireu. Der Strahlungsfehler ist bei Thermometern 

 gleicher Art um so kleiner, je kleiner das Gefäss und 

 je grösser die Geschwindigkeit der Luftbewegung ist. 



Die Beobachtung und Bestimmung des Strahlungs- 

 fehlers ist ausserordentlich schwierig, indessen können 



l ) Vgl. Aus dem Archiv der Seewarte, Jahr. 1887, Nr. 2, 

 Küppen: Ueber die Bestimmung der Lufttemperatur und 

 des Luftdruckes, I. Abhandlung. 



