No. 44. 



Naturwissenschaftliche Rnndßc h a u. 



567 



worden und zwar von der Annahme ausgehend, dass 

 die von ihm coustruirte Hütte (Norinalbütte) mit 

 Ventilation geeignet sei, die wahre Lufttemperatur 

 anzugeben, wie es von Wild auch sehr wahrscheinlich 

 gemacht wird. Dabei ist indessen noth wendig, dass 

 diese Ventilation eine kräftige sei (etwa 5 m Luft- 

 geschwindigkeit in der Secunde au heiteren ruhigen 

 Sominertagen); ist dieses nicht der Fall, so sind die 

 Angaben zur Tageszeit zu hoch (im Sommer um 

 durchschnittlich 0,5° C), zur Nachzeit zu niedrig (um 

 durchschnittlich 0,1° C). Ein frei aufgehängtes, nur 

 gegen die directe Sonnenstrahlung geschütztes Thermo- 

 ineter zeigte in den Sommermonaten Schwankungen 

 der Tagestemperatur, welche im Sommer diejenige 

 der wahren Lufttemperatur um etwas mehr als 1°C. 

 übertrafen. Wurde einem im Schatten befindlichen 

 Thermometer mit blanker Glasoberfläehe Luft zu- 

 geführt, welche eine Bewegungs-Geschwindigkeit von 

 5 m pro Secunde hatte, so wurden die Abweichungen 

 von der wahren Lufttemperatur um den halben Werth 

 verringert. Umgiebt man das Thermometergefäss 

 mit einer polirteu Goldschicht, so werden hierdurch 

 die Strahlungseinflüsse bedeutend kleiner gemacht. 

 Aus Allem geht hervor, dass es kaum eine Thermo- 

 meteraufstellung geben dürfte, welche ohne eine 

 kräftige Ventilation die wahre Temperatur der Luft 

 an der betreffenden Stelle anzeigen wird. 



In geringer Entfernung von der Erdoberfläche ist 

 die Temperatur am Tage ziemlich erheblich höher, 

 in der Nacht ziemlich erheblich niedriger, als die 

 eigentliche Lufttemperatur, weshalb derartige Auf- 

 stellungen zur Ermittelung der Lufttemperatur zu 

 verwerfen sind. 



Schliesslich möchten wir noch das von Assmann 

 coustruirte Aspirationspsychrometer kurz erwähnen, 

 welches die wahre Lufttemperatur richtig augeben 

 dürfte und welches sich insbesondere auch zu Reise- 

 zwecken ganz vorzüglich eignet. Durch eine Aspira- 

 tionsvorrichtung wird den Thermometern, welche von 

 einer engen Hülle polirteu Metalles umschlossen sind, 

 ein kräftiger Luftstrom zugeführt, so dass hierdurch 

 jeder Straubings -Einfluss beseitigt wird. Dieses In- 

 strument ist für Ermittelung der wahren Lufttempe- 

 ratur sehr empfehlenswert!!. 



0. Knoblauch: Absorptionsspectralanalyse 

 sehr verdünnter Lösungen. (Annalen der 

 Physik, 1891, X. F., Bd. XLIII, S. 738.) 

 Der Einfiuss der Conceutration einer Lösung auf 

 das Absorptionsspectrum ist bisher nur selten messend 

 verfolgt worden; nur vereinzelte Arbeiten beschäf- 

 tigten sich mit der Untersuchung, ob neben der 

 Zahl der absorbirenden Molecüle auch der Grad ihrer 

 Vertheilung im Lösungsmittel auf die Helligkeit und 

 den Charakter des Spectrums von Einfiuss sei. „Und 

 doch", so führt Herr Knoblauch aus, „ist diese Frage 

 von besonderem Interesse, namentlich wenn die Ver- 

 dünnung der Lösungen bis zu möglichst weiten 



Thermometer und Bestimmung der Lufttemperatur. Peters- 

 burg 1891. 



Grenzen ausgedehnt wird. Denn der Grad der Ver- 

 theilung der Molecüle übertrifft in den verdünnten 

 Lösungen vielfach bei weitem denjenigen im Gas- 

 zustande unter Atmosphärendruck, und es werden in 

 ihnen daher die Eigenschaften des absorbirten Mole- 

 cüles besonders deutlich zum Ausdruck kommen. 

 Durch die experimentelle Bestimmung der Absorption 

 der verdünnten Lösungen ist also gleichzeitig die 

 Möglichkeit gegeben, weitere Schlüsse über die in 

 den Molecülen wirksamen Kräfte zu ziehen". 



Von diesem Gesichtspunkte aus hat Verfasser eine 

 Reihe von Körpern spectralanalystisch untersucht, 

 deren Concentrationsunterschiede möglichst weit ge- 

 wählt waren ; es wurden z. B. Lösungen mit einander 

 verglichen, deren Concentration sich wie 18000 : 1 

 verhielten. Die Intensität des durch eine absorbireude 

 Lösung hindurchgehenden Lichtes hängt bei einer 

 bestimmten Temperatur von der Wellenlänge, von 

 der Concentration der Lösung und von der Dicke 

 der Schicht ab. Wenn nun die Veränderung der 

 Concentration nur eine veränderte Vertheilung der 

 gelösten Substanz innerhalb des Lösungsmittels zur 

 Folge hat, ohne gleichzeitig die Beschaffenheit der 

 gelösten Molecüle zu beeinflussen, so wird eine Ver- 

 grösserung der Concentration keine andere Rolle 

 spielen, als eine Vergrösserung der Schichtdicke und 

 die Aenderung der Lichtintensität einer bestimmten 

 Wellenlänge ist einfach der Concentration propor- 

 tional. Wenn hingegen die Aenderung der Concen- 

 tration nicht nur die Vertheilung sondern auch die 

 Beschaffenheit der Molecüle verändert, dann wird die 

 Abhängigkeit der Helligkeit des durchgegangenen 

 Lichtes von der Concentration eine complicirte Func- 

 tion. Eine Entscheidung zwischen diesen beiden 

 Möglichkeiten, von denen die erstere das bekannte 

 Beer'sche Absorptionsgesetz ist, zu treffen, war 

 der Hauptzweck der vorliegenden Untersuchung. 



Mittelst photometrischer Messungen war das 

 Beer'sche Gesetz durch eine ganze Reihe von For- 

 schern geprüft und innerhalb nicht allzuweiter Concen- 

 tratiousgrenzen bestätigt gefunden, so dass man auf 

 dasselbe die Calorimetrie begründet hat, nach welcher 

 man aus der Inteusitätsabnahme für Licht bestimmter 

 Wellenlänge unter sonst gleichen Verhältnissen die 

 Concentration bestimmt. Wenn auch Abweichungen 

 von dem Gesetze auf photometrischem Wege von 

 einzelnen Beobachtern gefunden worden, so war die 

 Gültigkeit desselben doch in keiner Weise erschüttert. 

 Zuverlässiger und genauer lässt sich nun dieses Ge- 

 setz durch die Spectralaualyse prüfen, indem man 

 in den Absorptionsspectren verschiedener Concen- 

 tration einer gelösten Substanz entweder die Grenze 

 der totalen Absorption , oder die Lage und Breite 

 eines Absorptionsstreifens bestimmt. Wählt man 

 die Concentration so, dass ihre Verringerung durch 

 eine entsprechende Vermehrung der absorbirenden 

 Schichtdicke compeusirt wird, dass also der Licht- 

 strahl in den verschiedenen Lösungen die gleiche 

 Menge absorbirender Molecüle trifft, dann muss bei 

 der Gültigkeit des Becr'schen Gesetzes, das Absorp- 



