72 XVI. Jahrg. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



1901. Nr. 6. 



S t r a t o m e t e r. 



Apparat zur leichten Bestimmung des Streichens 

 und Einfallens der Gesteinsschichten. 



Von Professor Leyendeeker (Wiesbaden). 

 (Original-Mittheilung.) 



Für Bergbaukundige , Geologen und Freunde der 

 betreffenden Wissenschaften wird es nicht ohne Interesse 

 sein, zu erfahren, dafs der Verf. zur Bestimmung der 

 Lagerung der Gesteine ein Instrument (Stratometer) er- 

 dacht hat, welches nach dem Urtheil des Geheimen 

 Oberbergraths Professor Dr. Lepsius in Darmstadt eine 

 zweckmäfsige Ergänzung zum bergmännischen , bezw. 

 geologischen Kompafs darstellt. Dasselbe läfst sich leicht 

 in der Tasche mitführen und gestattet Streichen und 

 Einfallen eines Gesteins rasch und mit ausreichender 



Genauigkeit zu bestimmen. Die Anfertigung und den 

 au6schliefslichen Vertrieb des Apparats hat die Firma 

 R. Fuess, Mechanisch -optische Werkstätten in Steglitz 

 bei Berlin übernommen. Beifolgend eine kurze Beschrei- 

 bung und Gebrauchsanweisung des Stratometers. 



Zwei einen Centimeter starke Brettchen, 12 cm hoch, 

 8cm breit, sind durch zwei Scharniere so verbunden, 

 dafs sie sich wie die Deckel eines Buches öffnen lassen. 

 Dieselben stehen senkrecht auf einander, wenn die daran 

 befestigten, durch ein Gelenk verbundenen Schenkel eines 

 MessiDgstreifens eine gerade Linie bilden. Das erste Brett- 

 chen hat einen kreisförmigen Ausschnitt, worin ein Kompafs 

 so befestigt ist, dafs er sich um eine der unteren Kante 

 parallele Linie drehen läfst. Der Ausschnitt des anderen 

 Brettchens hat die Gestalt eines Quadranten. Die innere 

 cylindrische Fläche desselben wird durch eine Linie 

 halbirt, welche in 90 Grade getheilt. ist. In dem Mittel- 

 punkte des Quadranten ist die Schnur eines kleinen 

 Senkels befestigt und die Spitze des Gewichts trifft auf 

 die getheilte Mittellinie, wenn das Brettchen senkrecht 

 steht. 



Beim Gebrauch wird das geöffnete Instrument auf 

 die Schichtfläche des Gesteins gestellt und so gedreht, 

 dafs die Spitze des Senkels auf den getheilten Kreisbogen 

 fällt. Es genügt dazu eine handgrofse, ebene Fläche, 

 welche das vorherrschende Streichen und Einfallen zeigt. 

 Darauf dreht man den Kompafs um die jetzt horizontale 

 Drehungsaxe, bis er eine wagerechte Lage hat, was sich 



aus dem freien Spiel der Nadel leicht erkennen läfst. 

 Man kann dann gleichzeitig an dem Kompafs das Streichen, 

 an dem Quadranten das Einfallen ablesen. Auf dem 

 Kompafs sind die zweimal zwölf Stunden so eingezeichnet, 

 dafs die Nadel auf hora 12 zeigt, wenn die untere Kaute 

 des ersten Brettchens in die Mittagslinie fällt. 



Die mathematische Begründung ist einfach. Sehen 

 wir von der hier nicht in Betracht kommenden Dicke 

 der Brettchen ab, so ist die Ebene des zweiten eine senk- 

 rechte, da eine lothrechte Linie hineinfällt. Die untere 

 Kante des ersten Brettchens steht auf dieser Ebene 

 senkrecht, ist also, ebenso wie die Axe, um welche sich 

 der Kompafs drehen läfst, horizontal. Von den beiden 

 unteren Kauten stellt also die erste die Streichungslinie, 

 die zweite die Eiufallslinie dar. Dasselbe gilt von den 

 oberen Kanten, von welchen man Anwendung macht, 

 wenn die Lage einer hängenden Schicht bestimmt werden 

 soll. Man hält das Instrument mit den oberen Kauten 

 an die Fläche und verfährt dann ganz in derselben Weise. 



Frank D. Adams und John T. Nicolson: Eine expe- 

 rimentelle Untersuchung über das Fliefsen 

 von Marmor. (Poceedmgs of the Royal Society. 1900, 

 vol. LXV1I, p. 228.) 



Im Innern des Erdkörpers, wo unsere festen Gesteine 

 gefaltet werden und flüssig sind, herrschen Zustände, 

 welche allgemein durch drei Factoren bedingt sind, durch 

 den grofsen Druck, die hohe Temperatur und das ein- 

 sickernde Wasser, üb nun zur Umgestaltung der Gesteine 

 alle drei Factoren nothwendig sind, oder ob schon einzelne 

 genügen, kann nur durch das Experiment entschieden 

 werden, das gesondert die Wirkung jedes einzelnen zu 

 prüfen gestattet. Zur Lösung dieses Problems unternahmen 

 es die Verff., einen ersten Beitrag zu liefern, indem sie 

 reinen carrarischen Marmor durch Druck zum fliefsen 

 brachten und hierbei den Eiuflufs der Temperatur und 

 der Feuchtigkeit festzustellen suchten. 



Als Hüllen für den Marmor wurden nach langeu 

 Vorversuchen schwere, schmiedeeiserne Röhren von be- 

 sonderer Construction gewählt, in welche sorgfältig ab- 

 gedrehte und polirte Säulchen des Marmors von etwa 

 1,5 Zoll Länge und der Dicke des Röhrenlumens in der 

 Weise gebracht wurden, dafs die Röhre durch Erhitzen 

 erweitert wurde, so dafs nach dem Abkühlen ein ganz 

 vollkommener Contact zwischen dem Eisen und Marmor 

 stattfand; zu beiden Seiten des Marmors war etwa 

 1,25 Zoll der Röhre frei, in deren Enden sehr gut passende 

 Stahlpflöcke oder Stempel gebracht wurden , welche den 

 Druck auf den Marmor zu übertragen hatten. Der er- 

 forderliche, hohe Druck wurde mittelst einer hydraulischen 

 Presse erzeugt und konute bis zu 13U00 Atmosphären 

 gesteigert, genau regulirt und beliebig lange constant 

 gehalten werden. 



Vor Beginn der Versuche wurde festgestellt, dafs 

 Marmorsäulchen von 1 Zoll Durchmesser und 1,5 Zoll 

 Höhe bei einem Drucke von 11 430 bis 12026 Pfund auf den 

 Quadratzoll zerquetscht wurden. Hierauf wurde eine Mar- 

 morsäule in der Eisenröhre einem allmälig steigenden 

 Drucke ausgesetzt und der innere Durchmesser der Röhre 

 häufig genau gemessen. Bis der Druck etwa 18000 Pfund 

 pro Quadratzoll erreicht hatte, wurde keine merkliche 

 Wirkung beobachtet; bei diesem Drucke begann die Röhre 

 langsam sich auszubauchen, und zwar ganz symmetrisch 

 und nur an dem den Marmor umgebenden Theile. Die 

 Ausdehnung nahm zu, bis die Röhre Zeichen des Bruches 

 zeigte; dann wurde der Versuch beendet. Unter vier ver- 

 schiedenen Bedingungen wurde der Marmor diesen Drucken 

 ausgesetzt, bei gewöhnlicher Temperatur trocken, bei 

 300° trocken, bei 400° trocken und bei 300° angefeuchtet. 



Bei gewöhnlicher Temperatur und ohne Feuchtigkeit 

 wurden acht Versuche gemacht, bei denen die Art der 

 Drucksteigerung und ihre Dauer von 10 Minuten bis zu 

 64 Tagen variirte. Die Umformung war nicht in allen 

 Fällen gleich stark, da einige Röhren früher, andere 



