158 XXII. Jahrg. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



1907. Nr. 13. 



Seit jener Zeit ist die Technik der Versuche nach 

 der Fi ze auschen Methode namentlich in zwei Punkten 

 gefördert worden. Um den ersten dieser Punkte voll 

 würdigen zu können, muß man bedenken, daß die 

 einzelnen Interferenzstreifen, welche bei den Aus- 

 dehnungsversuchen durch das Gesichtsfeld wandern, 

 in keiner Weise von einander unterschieden sind. Man 

 ist darum gezwungen, die durchgewanderten Streifen 

 direkt zu zählen , was meist sehr mühsam , oft aber 

 auch überhaupt nicht ausführbar ist. In solchen 

 Fällen ist ein von Abbe angegebenes Verfahren, 

 statt einer Wellenlänge deren mehrere zu benutzen, 

 mit großem Vorteil anwendbar. Die Dickenänderung 

 der Luftplatte bei der Fize au sehen Anordnung ist 

 nämlich, wie schon oben angedeutet, gegeben durch 

 die Anzahl m der durch das Gesichtsfeld gewanderten 

 Streifenintervalle, deren jedes einer Dickenänderung' 

 um eine halbe Wellenlänge entspricht. Multipli- 

 zieren wir also m mit der halben Wellenlänge A/2, 

 so drückt das Produkt m . 1/2 die Dickenänderung 

 in metrischem Maße, etwa in (i = 0,001 mm aus, 

 wenn auch X in ft gegeben war. Die Größe m . k/2 

 ist somit unabhängig von der benutzten Wellen- 

 länge; führt man daher die Messung in mehreren 

 Wellenlängen gleichzeitig aus, so müssen alle so 

 erhaltenen Produkte »% Aj/2 , w 2 ^a/2 einander 

 gleich sein. 



Die Zahlen m sind im allgemeinen gebrochene 

 Zahlen, d. h. sie geben mehrere ganze Streifen- 

 intervalle und einen Bruchteil derselben an. Trifft f 

 man nun Vorkehrungen, diesen überschießenden 

 Bruchteil mit größerer Schärfe zu messen, und 

 ist außerdem die Dickenändernng der Luftplatte, 

 was fast stets der Fall ist, in grober Annäherung 

 bekannt, so lassen sich mit Hilfe der Bedingung 

 der Gleichheit der Produkte m . A/2 die ganzen 

 durchgegangenen Streifenintervalle für jede be- 

 nutzte Spektralfarbe rechnerisch erschließen. 



Die Idee Abbes ist von Pulfrich in einer 

 im Jahre 1893 in der Zeitschrift für Iustru- 

 mentenkunde veröffentlichten Mitteilung durch Kon- 

 struktion eines Beobachtungsrohres, das von der Firma 

 Carl Zeiss in Jena gebaut wurde, in eleganter Weise 

 verwirklicht. Als Lichtquelle diente dabei eine Wasser- 

 stoffspektralröhre, welche etwas Quecksilber enthielt, 

 und welche somit die Wellenlängen der Wasserstoff- 

 und Quecksilberlinien gleichzeitig lieferte. 



Der zweite Punkt, in welchem die Technik der 

 Fizeauschen Methode wesentlich verbessert wurde, 

 betraf das Fizeausche Tischchen selbst. Es ist 

 schon hervorgehoben, daß Benoit für die Ausführung 

 seiner Versuche, um die thermische Nachwirkung zu 

 vermeiden, das Fizeausche Stahltischchen durch ein 

 ebensolches aus Platiniridium ersetzte. Aber auch 

 dieser Anordnung haften noch manche Übelstände 

 an , von denen nur die Inhomogenität des ganzen 

 Aufbaues, nämlich die Herstellung des Tischchens 

 aus Metall, die der Decklinse aus Glas, hervorgehoben 

 werden mag. 



Es ist das Verdienst Pulfrichs, dem Fizeau- 



schen Tischchen eine wesentlich andere Gestalt ge- 

 geben zu haben. Er wählte als einheitliches Material 

 Bergkristall und ließ die drei Einzelteile, nämlich die 

 Grundplatte G (Fig. 1) , die Deckplatte D und den 

 die Dicke der Luftplatte zwischen der Oberfläche 

 von G und der Unterfläche von D bestimmenden ring- 

 förmigen Körper R senkrecht zur optischen Achse 

 des Bergkristalls schleifen. Der Ring B tritt hier 

 somit an die Stelle der variablen Höhe der Schrauben; 

 es war also jetzt nicht mehr möglich, bei relativen 

 Messungen die Höhe der Schrauben nach der Höhe 

 des Versuchskörpers einzustellen, sondern man mußte 

 umgekehrt diesen der konstanten Höhe des Ringes 

 anpassen. Hierin liegt scheinbar eine Unbequemlich- 

 keit, die aber, verglichen mit den Vorteilen des Berg- 

 kristalls, nicht schwer wiegt. 



Mit Einführung der Pulfrichschen Anordnung 



Fig. 1. 



trittjnatürlich an Stelle der Hauptaufgabe der Bestim- 

 mung der Ausdehnung der Fizeauschen Schrauben 

 die Bestimmung der Ausdehnung des Bergkristall- 

 ringes , auf dem als Normalkörper ja alle ferneren 

 Messungen basieren. Da, wie oben bemerkt, auch der 

 Riüg senkrecht zur Achse geschliffen war, so lieferte 

 die Lösung der Aufgabe zugleich einen Wert für die 

 Ausdehnung des Bergkristalls in Richtung seiner 

 Achse, die auch in kristallographischer Hinsicht einiges 

 Interesse bietet. 



Über solche Ausdehnungsbestimmungen im Inter- 

 vall zwischen Zimmertemperatur und 100° C habe 

 ich vor einigen Jahren in den Wissenschaftlichen 

 Abhandlungen der Physikalisch -Technischen Reichs- 

 anstalt berichtet, und es sei mir gestattet, hier kurz 

 die damaligen Versuche zu skizzieren. 



Der zu meinen Versuchen benutzte Bergkristall- 

 ring, der, um Auflagerungen unten wie oben auf nur 



