Naturwissenschaftliche Rundschau. 



Wöchentliche Berichte 



über die 



Fortschritte auf dem Gresamtgebiete der Naturwissenschaften. 



XXII, Jahrg. 



4. April 1907. 



Nr. 14. 



Die Fizeausche Methode zur Bestimmung der 

 Ausdehnung fester Körper und ihre Anwen- 

 dung zur Ermittelung anderer physikalischer 

 Konstanten. 

 Von Prof. Karl Scheel. 



(Originalmitteilung.) 

 (Fortsetzung.) 



3. 

 Die überaus günstigen Bedingungen für die Tempe- 

 raturkonstanz des Erhitzungsgefäßes , welche durch 

 dessen fast vollkommene Einbettung in einen Dampf- 

 mantel geliefert waren, legten den Gedanken nahe, mit 

 einem nach gleichen Gesichts- 

 punkten konstruierten Abküh- 

 lungsgefäß die Ausdehnungs- 

 versuche nach der Fizeau- 

 schen Methode bis zur Tempe- 

 ratur der flüssigen Luft hinab 

 fortzusetzen. Solche Versuche 

 schienen um so mehr er- 

 wünscht, als es auf andere 

 Weise ungemein schwierig ist, 

 die Ausdehnung fester Körper 

 absolut in dem genannten 

 Intervalle zu bestimmen. 



Das zu den Versuchen 

 | § l A benutzte Abkühlungsgefäß A 

 (Fig. 2), welches dazu bestimmt 

 ist, vollkommen in flüssige Luft 

 unterzutauchen , ist mit drei 

 Messingröhren ts an einem 

 von drei Streben S gehaltenen 

 Messingring R innerhalb eines 

 starken eisernen Dreifußes auf- 

 gehängt. Es besteht aus einem 

 zylinderförmigen Messing- 

 gefäß von 10 cm Höhe und 9 cm 

 Durchmesser, und zwar bildet 

 der Zylindermantel mit dem 

 Zylinderboden ein einheit- 

 liches , kappenförrniges Stück, 

 welches von unten her gegen 

 den oberen mit einem Rande k 

 versehenen Boden herangeschoben und mit diesem 

 verlötet werden kann. Diese Lötung wurde nötig, 

 weil es unmöglich war, das Gefäß durch einen 

 Schraubverschluß zu dichten. Sie erfolgte durch einen 

 nach Art des Verschlusses der Sardinenbüchsen an- 



gebrachten Messingstreifen m, welcher bei Beendi- 

 gung der Versuche einfach mit der Zange abgedreht 

 wurde. Auf diese Weise konnte das Verschließen 

 und Offnen des Gefäßes ohne nennenswerte Erschütte- 

 rung des Aufbaues bewerkstelligt werden. 



An dem oberen Boden des Abkühlungsgefäßes 

 hängt mittels dreier Messingsäulchen s eine Platt- 

 form, auf welcher der aus Bergkristall bestehende 

 Interferenzapparat I mit Zwischenschaltung eines 

 Dreifüßchens aufgebaut ist. Auf diese Weise ist es 

 möglich , zunächst an dem Interferenzapparat alle 

 nötigen Justierungen vorzunehmen und erst dann 

 durch Überziehen und Verlöten der Kappe das Innere 

 des Abkühlungsgefäßes gegen die Umgebung abzu- 

 schließen. 



In der Mitte des oberen Bodens des Abkühlungs- 

 gefäßes ist ein 3 cm weites und etwa 20 cm langes 

 Messingrohr aufgesetzt, durch welches das Licht von 

 oben her zum Interferenzapparat tritt und nach 

 Reflexion an den spiegelnden Quarzflächen wieder zum 

 Beobachtungsrohr zurückgeleitet wird. Das Rohr trägt 

 oben eine Kappe mit eingedrehten Lagern, für eine den 

 Apparat luftdicht abschließende eingekittete Glasplatte 

 und die Fassung des die Lichtstrahlen in den Apparat 

 leitenden, total reflektierenden Prismas. Um das Ab- 

 springen der Kittung und das Beschlagen der Glas- 

 flächen zufolge der nach oben fortschreitenden Ab- 

 kühlung des Messingrohres zu verhindern , war auf 

 den oberen Teil dieses Rohres eine Drahtspule D auf- 

 gewickelt, welche elektrisch so weit erhitzt wurde, 

 daß der Kopf des Apparates dauernd handwarm blieb. 

 — Endlich diente ein an das Mittelrohr angesetztes 

 enges Messingrohr r zur Verbindung des Gefäßinneren 

 mit einer Luftpumpe bzw. einem Gasreservoir. 



Zur Messung der Temperatur diente ein für den 

 vorliegenden Zweck besonders hergestelltes Platin- 

 widerstandsthermometer P, dessen vier isolierte Zu- 

 leitungsdrähte frei durch ein enges auf den oberen 

 Boden des Abkühlungsgefäßes aufgesetztes Messing- 

 rohr durchgezogen und in dieses luftdicht mit Siegel- 

 lack eingekittet waren. Der Widerstandsdraht des 

 Platinthermometers wurde nicht wie üblich auf ein 

 Glimmerkreuz, sondern auf ein Glimmerviereck auf- 

 gewickelt, welches nur so hoch war, daß es noch in 

 den Hohlzylinder I aus Bergkristall hineinpaßte und 

 die Mitte für den Strahlengang bzw. für zwischen- 

 zustellende Körper bei relativen Messungen freiließ. 

 Die Abkühlung des Apparates erfolgte in einem 32 cm 



