Nr. 43. 1907. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



XXII. Jahrg. 553 



sehen — 183° und Zimmertemperatur mit dem Komparator 

 und dem Fizeauschen Apparat." Nach geineinsam mit 

 Hrn. Karl Scheel (Charlottenburg) ausgeführten 

 Versuchen. Die Mitteilung schließt sich an die vor- 

 hergehende von Scheel an. Die von diesem mit 

 dem Fizeauschen Apparat gefundene Ausdehnung des 

 Platins in tiefer Temperatur ist nicht in Überein- 

 stimmung mit Messungen von Kamerlingh Onnes und 

 Clay am Kathetometer. Um die Differenz aufzuklären, 

 wurden korrespondierende Beobachtungen auf einem 

 Trausversalkomparator an einem Platiustabe von % m 

 Länge , sowie an einem aus dem Stabe herausge- 

 schnittenen Zylinderchen im Fizeauschen Apparat ange- 

 stellt. Die Anordnung war auch bei den Komparator- 

 messungen so getroffen, daß der Platinstab ganz in das 

 Abkühlungsbad, flüssigen Sauerstoff bzw. eine Mischung 

 aus hochprozentigem Alkohol und fester Kohlensäure, 

 untertauchte. Die folgende Tabelle enthält die ge- 

 wonnenen Resultate, die mit den auf gleiche Intervalle 

 bezogenen Messungsergebnissen von Kamerlingh 

 Unnes u. Clay und Scheel zusammengeschrieben sind: 



Ausdehnung des Platins in (i pro Meter. 



Auf Grund dieser Zusammenstellung ergibt sich zu- 

 nächst aus den gleichzeitigen Messungen am Komparator 

 und am Fizeauschen Apparat eine genügende Über- 

 einstimmung beider Methoden; die Differenz der Aus- 

 dehnung zwischen — 183 und -f- 16° im Betrage von 7 ,« 

 pro Meter liegt bereits nahe der Fehlergrenzen beider 

 Messungen. Weniger gut ist die Übereinstimmung zwi- 

 schen den beiden nach der Fizeauschen Methode, aber 

 an verschiedenen Platinproben gewonnenen Zahlen 1594 

 und 1603, die, da ihre Differenz die Fehlergrenze erheb- 

 lich übersteigt, eine Verschiedenartigkeit des Materials 

 als möglich erscheinen lassen. Ganz außerhalb liegt in- 

 dessen der Wert 1637 von Kamerlingh Onnes und 

 Clay. Ob sein Unterschied gegen die anderen Werte 

 auf eine Verschiedenartigkeit des Materials oder auf 

 methodische Einflüsse zurückzuführen ist, wird nicht 

 entschieden. — 7. Hr. A. Blaschke (Charlottenburg): 

 „Der Transversalkomparator der PhyBikalisch-Techuischen 

 Reichsanstalt." Der beschriebene Komparator ist zu den 

 vorstehend besprochenen Versuchen von Scheel und 

 Heuse verwendet worden. Während beim Longitudinal- 

 komparator sich ein Mikroskoppaar längs den zu ver- 

 gleichenden Maßstäben bewegt, geht beim Transversal- 

 komparator die Verschiebung zwischen Mikroskopen und 

 Maßstäben quer zur Richtung der letzteren vor sich. 

 Man wird hierbei unabhängig von der Präzision der 

 Verschiebungsvorrichtung und braucht nur dafür zu 

 sorgen, daß während der Beobachtung sich der Abstand 

 der Mikroskope von einander nicht ruckweise ändert. 

 Bei dem Komparator der Reichsanstalt wird zu diesem 

 Behufe das Mikroskoppaar in Ruhe gehalten und die 

 Verschiebung an den Maßstäben ausgeführt. — 8. Hr. 

 F. Henning (Charlottenburg): „Über die spezifische 

 Wärme von Stickstoff, Kohlensäure und Wasserdampf 

 bis 1400° C." Nach gemeinsam mit Hrn. L. Holborn 

 ausgeführten Versuchen. Die mittlere spezifische Wärme 

 von Stickstoff, Kohlensäure und Wasserdampf wurde 

 nach der Mischungsmethode bis zu Temperaturen von 

 1400° C verfolgt. Die Heizung der Gase geschah in 

 Platinöfen, die Temperaturmessung des strömenden Gases 

 erfolgte durch ein Thermoelement. Das mit Öl gefüllte 

 Kalorimeter wurde stets auf Temperaturen über 100° C 

 gehalten, um die Kondensation des Wasserdampfes zu 

 verhindern. Aus den Beobachtungen folgt, daß die 

 mittlere spezifische Wärme des Stickstoffs langsam gerad- 

 linig mit der Temperatur ansteigt. Bei Kohlensäure ist 

 der Anstieg anfangs rascher und verlangsamt sich mit 

 wachsender Temperatur. Im Gegensatz dazu wächst 



die mittlere spezifische Wärme beim Wasserdampf be- 

 schleunigt. — 9. Hr. F. Löwe (Jena): „Über einen 

 Spektralapparat mit fester Ablenkung." Die Konstruktion 

 des Spektralapparates gründet sich auf das Ab besehe 

 Prisma. Um die Wirkungsweise desselben zu begreifen, 

 läßt man es am besten aus drei Teilen entstehen. An- 

 genommen, das Prisma sollte die Dispersion eines 60°-Pris- 

 mas und die feste Ablenkung £ für jede Farbe haben, 

 so genügt zu seinem Aufbau ein Refiexionsprisma und 

 zwei 30°-Flintprismen. Das Reflexionsprisma muß für 

 senkrechten Eintritt und Austritt des Lichtes berechnet 

 sein, wobei die Eintritts- und Austrittsflächen den Win- 

 kel £ miteinander bilden. An die Eintritts- und Austritts- 

 flächen werden dann die beiden 30°-Prismen mit den 

 30°-Winkeln so angelegt, daß an der einen Fläche der 

 30°- Winkel den Winkel t vergrößert, an der anderen 

 Fläche den Wechselwiukel zum Winkel £ bildet. In 

 einem solchen System heben sich dann, wie leicht ge- 

 zeigt werden kann, die durch Brechung des Lichtes er- 

 zeugten Ablenkungen eines Strahles gegenseitig auf, und 

 es verbleibt nur die Ablenkung durch Reflexion, welche 

 für alle Farben den Wert e hat. 



Dritte Sitzung am 17. September 1907, vormittags. 

 Vorsitzender: Hr. F. Braun (Straßburg). Vorträge: 

 1. Hr. E. Böse (Danzig): „Physikalisch-chemische Demon- 

 strationsversuche." Der Vortragende empfiehlt, Demon- 

 strationsverBuche , die sich namentlich an organischen 

 Körpern ausfuhren lassen, in der Art ein für allemal 

 vorzubereiten, daß man die betreffenden Substanzen in 

 Probierröhrchen einschmilzt und so den äußeren Ein- 

 flüssen aussetzt. Er zeigt eine Reihe solcher Versuche, 

 z. B. die Verfärbung von Substanzen unter dem Einfluß 

 von Temperaturänderungen, Mischung und Entmischung 

 mehrerer Körper u. dgl. — 2. Hr. E. Grimsehl 

 (Hamburg): „Eine neue Quecksilberluftpumpe." Die 

 neue Quecksilberluftpumpe ist nach dem Prinzip der 

 hahnlosen Toeplerpumpen gebaut, doch besteht der 

 wesentliche Unterschied gegenüber den sonst gebräuch- 

 lichen Luftpumpen dieser Art darin, daß die aus dem 

 Rezipienten gepumpte Luft nicht in die freie Atmosphäre, 

 sondern in einen Vorraum austritt, der durch eine Vor- 

 pumpe, z. B. eine Wasserstrahlpumpe, schon auf den 

 Druck von wenigen Millimeter evakuiert ist. Hierdurch 

 wird erreicht, daß die ganze Pumpe niedrig ist, daß ins- 

 besondere das bewegliche Queckeilbergefäß nur um etwa 

 30 cm gehoben und gesenkt zu werden braucht. — ■ 

 3. Hr. Th. Gross (Charlottenburg): „Über Wechsel- 

 ströme." — 4. Hr. O. Wiener (Leipzig): „Herstellung 

 laugsamer Kondensatorschwiugungen in der Größenlage 

 der Schwingungsdauer von einer Sekunde und ihre Ver- 

 folgung mit geeignetem Galvanometer und Elektrometer." 



— 5. Hr. M. Wien (Danzig): „Eine Fehlerquelle bei der 

 Messung der Dämpfung elektrischer Schwingungen nach 

 der Bjerknesschen Methode." Die Bjerknessche Me- 

 thode zur Bestimmung der Dämpfung einer elektrischen 

 Schwingung beruht darauf, daß man die Schwingung auf 

 ein resonierendes System wirken läßt und durch Ver- 

 stimmung dieses Systems die Resonanzkurve aufnimmt. 

 Die Fehlerquelle, auf die der Vortragende hinweist, ist 

 eine zu enge Koppelung zwischen Oszillator und Reso- 

 nator. Um eine solche zu vermeiden, muß man den 

 Koppelungskoeffizienten nicht nur klein gegen 1, sondern 

 auch klein gegen 10— 4 , in extremen Fäden sehr geringer 

 Dämpfung sogar klein gegen 5 . 10— 6 machen. Bei großen 

 Energiemengen im Oszillator wird es meist leicht sein, 

 diese Bedingung zu erfüllen. Schwieriger ist ihre Er- 

 füllung bei kleinen Kapazitäten und niedrigen Potentialen. 



— 6. Hr. H. DiesBelhorst (Charlottenburg): „Ana- 

 lyse elektrischer Schwingungen mit dem Glimmlicht- 

 oszillographen." Der Vortragende wies darauf hin , daß 

 die Glimmlichtröhre Leuchtkraft genug besitzt, um eine 

 Analyse noch bei derartig schnellen Vorgängen zu er- 

 möglichen, wie sie in der drahtlosen Telegraphie üblich 

 siud. Allerdings gelingt die Auflösung nur, wenn mau 

 die optische Anordnung so günstig wie möglich macht. 

 Zu diesem Zwecke hat man, entgegen den Verhältnissen 

 bei der direkten Photographie, bei der Photographie 

 mit rotierendem Hohlspiegel, Bild und Gegenstand gleiche 

 Entfernung vom Spiegel zu geben; eine geringe Ver- 

 kleinerung (etwa 1:2 bis 1:3) ist zweckmäßig und bewirkt 

 noch keinen erheblichen Verlust an Intensität. Unter 

 Beachtung dieser Bedingung ließ sich mit einem Hohl- 

 spiegel von etwa 10 cm Durchmesser und 15 cm Brenn- 



