Nr. 43. 1907. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



XXII. Jahrg. 555 



längenbereiches möglichst nur die Platte trifft. Das Rohr 

 war innen und außen versilbert und zur Erde abgeleitet 

 und war durch eine Quarzplatte verschlossen. An das 

 Rohr war ein mit Kokosnußkohle gefüllter Ansatz zwecks 

 vollständiger Evakuierung angeschmolzen. Die Versuchs- 

 platte war mit dem einen Quadrantenpaar eines Dole- 

 zalekschen Elektrometers verbunden. Die definitiven 

 Beobachtungen wurden an Platin-, Kupfer- und Zinkstreifen 

 angestellt. Es ergab sich, daß die Anfangsgeschwindig- 

 keit der Elektronen der Schwingungszahl des auslösenden 

 Lichtes proportional ist, ferner, daß der photoelektrische 

 Effekt, bezogen auf gleiche auffallende Lichtmenge mit 

 abnehmender Wellenlänge bis Ä = 201 /tu ansteigt, und 

 zwar immer stärker, zu je kürzeren Wellen man über- 

 geht. — Hr. H. Siedentopf (Jena): „Über künstlichen 

 Pleochroismus der Alkalimetalle." 



Fünfte Sitzung am 18. September 1907, nachmittags. 

 Vorsitzender: Hr. E. Lecher (Prag). Vorträge: 1. Hr. 

 W. Gaede (Freiburg i. B.): „Demonstration einer neuen 

 Verbesserung an der rotierenden Luftpumpe." Die 

 rotierende Gaedesche Quecksilberluftpumpe besteht im 

 wesentlichen aus einer in mehrere (drei) Kammern 

 unterteilten Porzellantrommel. Die Kammern tragen an 

 den Stirnflächen je eine Öffnung, welche die Verbindung 

 zu dem zu evakuierenden Räume vermittelt; außerdem 

 aber führen von den einzelnen Kammern ringförmige 

 Kanäle nach außen. Taucht die Trommel zur Hälfte in 

 Quecksilber ein, so wird bei der Rotation je eine 

 Kammer während eines Teiles der Umdrehung mit dem 

 auszupumpenden Räume verbunden, während der übrigen 

 Zeit aber, da die Öffnung an der Stirnfläche unter Queck- 

 silber taucht, von dem Räume abgesperrt. Während dieser 

 letzteren Zeit wird die in der Kammer befindliche Luft 

 durch das eindringende Quecksilber kolbenartig durch 

 die ringförmigen Kanäle herausgepreßt. Die Pumpe, 

 deren Wirkung kontinuierlich ist, hat sich gut bewährt. 

 Es waren indessen einige Teile einer allzuleichten Ab- 

 nutzung unterworfen, wodurch allerlei Unzuträglichkeiten 

 herbeigeführt wurden. Der Vortragende gibt nach dieser 

 Richtung mehrere Verbesserungen an. — 2. Hr. J. E. 

 Lilienfeld (Leipzig): „Eine Tiefdruck -Quecksilber- 

 dampflampe für hohe Belastung." Der Vortragende 

 erinnert an die Tatsache, daß eine elektrische Glimm- 

 entladung in bezug auf die vou der positiven Lichtsäule 

 bei einer bestimmten durchgeschickten Entladungsenergie 

 gelieferte Lichtmenge sich für variablen Druck eigenartig 

 verhält. Berücksichtigt man nur diejenigen Energie- 

 mengen, die in der positiven Lichtsäule einerseits in 

 Licht, andererseits in Wärme umgesetzt werden, so 

 findet man bei etwa 15 mm Druck und etwa 20 Milli- 

 amp. Stromdichte pro Quadratzentimeter eine starke 

 Bevorzugung der Wärmeenergie. Bei abnehmendem 

 Druck verschiebt sich bis zu einem stets bei ziemlich 

 tiefem Drucke liegenden Optimum die Verteilung des 

 Energieumsatzes sehr zugunsten der als sichtbares 

 Licht ausgestrahlten Energie. Auf dies Verhalten grün- 

 det der Vortragende die Konstruktion einer Quecksilber- 

 bogenlampe. Im Innern eines weiteren Glasrohres liegt 

 ein engeres Rohr, welches sich gegen die eine Elektrode 

 zu erweitert, gegen die andere, an die es nahe heran- 

 reicht, verengert. Dieser enge Kanal ist der eigentlich 

 Licht spendende Teil des Bogens. Je nachdem man nun 

 den Wänden des äußeren Glasgefäßes eine kleinere oder 

 größere Oberfläche gibt, erhält man für eine bestimmte 

 im Bogen erzeugte Wärmemenge eine entsprechend 

 größere oder kleinere Dampfspannung der Quecksilber- 

 dämpfe, hat es also vollständig in der Hand, für eine 

 jede Stromdichte im Licht spendenden Teile den günstig- 

 sten Druck durch die Konstruktion festzulegen. — 3. Hr. 

 G. Berndt (Cöthen): „Über Widerstandsänderungen von 

 Elektrolyten im Magnetfelde." Die Messungen erfolgten 

 bei konstanter Temperatur mit Wechselstrom und einem 

 sehr empfindlichen Telephon. Bei allen untersuchten 

 Lösungen (Nickelsulfat, Nickelnitrat, Eisensulfat, Eisen- 

 chlorid, Kobaltnitrat, Kupfersulfat, Brechweinstein, Wis- 

 mutnitrat, letzteres unter Zusatz von Salpetersäure) war 

 der Einfluß des Magnetfeldes kleiner als '/„„ % (bei 

 Wismut V 95 / ). Falls man der Ansicht ist, daß der 

 Einfluß des Magnetfeldes auf den Widerstand durch 

 molekulare Umlagerungen bedingt ist, dürften Flüssig- 

 keiten keine Widerstandsänderungen erleiden, wodurch 

 das vorstehende negative Resultat erklärt wäre. Diesem 

 entsprechend ergaben Versuche des Vortragenden den 



Einfluß des Magnetfeldes auf den Widerstand des Queck- 

 silbers kleiner als %.,„„ %. Beim Wismut zeigte sich 

 dagegen eine Widerstandsvermehrung von %,,„ % (Tem- 

 peratur etwa 420°), die mit wachsender Temperatur bis 

 auf V 400 % abnahm. Abweichungen gegen Resultate von 

 Drude und Nerust will der Vortragende nicht durch 

 elektrodynamische Einflüsse, sondern, durch Thermo- 

 kräfte erklären. — 4. Hr. M. Th. Edelmann (Mün- 

 chen): „Über Saitengalvanometer." Der Vortragende 

 führt ein kleines Modell seines Saitengalvanometers vor, 

 welches insgesamt nur etwa 2 kg wiegt. Das Magnetfeld 

 wird erzeugt durch zwei 162mm lange, 25mm breite 

 und 26 mm dicke permanente Magnete. In dem Felde 

 ist ein Quarzfaden von 65 mm Länge ausgespannt, dessen 

 Ablenkung bei Durchgang eines Stromes durch ein auf 

 den Magneten montiertes Mikroskop gemessen wird. Die 

 Dicke des Quarzfadens ist möglichst gering zu wählen; 

 bei Verwendung eines Quarzfadens von 0,003 mm Dicke 

 ist es gelungen, für einen Strom von 8 x 10— 10 Amp. 

 bei 128facher Vergrößerung einen Ausschlag von 1mm 

 zu erzielen. Das Instrument ist für photographische 

 Registrierung eingerichtet. — 5. Hr. Th. Wulf (Valken- 

 burg, Holland): „Ein neues Elektrometer für statische 

 Ladungen." Der Vortragende führte ein schon früher 

 (Phys. Z. 1907, 8, 246—248, 527—530) beschriebenes 

 Elektrometer vor, welches sowohl für subjektive Beob- 

 achtung als auch für Projektionszwecke verwendbar ist. 

 Das Wesentliche des Instrumentes sind zwei gleichmäßig 

 geladene Fäden, welche einander abstoßen. Die Eich- 

 kurve des Elektrometers ist nahezu eine gerade Linie. — 

 6. Hr. F. F. Martens (Berlin): „Beiträge zur Metall- 

 optik." 1. Über die Polarisation der von glühenden Me- 

 tallen seitlich emittierten Strahlung. Nach gemeinsam 

 mit Hrn. M. Laue (Berlin) angestellten Versuchen. Be- 

 zeichnet mau mit Bs und Bp die Reflexionsvermögen des 

 Metalles für Strahlungen, deren elektrische Schwingungs- 

 komponente senkrecht bzw. parallel zur Einfallsebene 

 liegt, so sind diese in ihrer Abhängigkeit vom Einfalls- 

 winkel <p gegeben durch die Gleichungen 



Bs — [sin O — x )/sin {cp -f- x)Y 

 B p = [tang (<p — X )/tang (q>-\- x)Y- 

 Dabei ist der komplexe Winkel / gegeben durch die 

 Relation 



sm x = 



sin ip 

 n(l — il<) 



Nach dem Kirchhoffschen Gesetze verhalten sich 

 die Intensitäten Es und Ep der unter dem Emissions- 

 winkel <p ausgesandten Strahlungen, welche senkrecht 

 bzw. parallel zur Emissionsebene schwingen , wie die 

 Absorptionsvermögen (1 — Bs) und (1 — Bp); demnach ist 



Es 1 — Bs 1 — [sin {tp — x)/sin (y -4- /)] 2 



E p ~ 1—Bp' 1 - [tang(<p — X )/tang(g> + X )Y' 

 Das Prinzip der augewendeten Methode ist nun, E s /E p 

 als Funktion von g> zu messen. Hierzu diente ein kleines 

 Unterrichtsspektrometer, dessen Kollimator entfernt ist, 

 und dessen drehbarer Arm anstatt des Fernrohres ein 

 Polarisationsphotometer für weißes Licht trägt. Aus 

 den Drehungswinkeln « des im Photometer befindlichen 

 Nicols berechnet sich Es/E p = tang*«. Der emittierende 

 Metallstreifen (Platin, 100 X 10 X 0,5 mm) befindet sich 

 auf dem Spektrometertisch ; die benutzte Wellenlänge 

 war etwa 630 ,««. Die gefundenen Beobachtungsergebnisse 

 lassen sich am besten mit den aus den Reflexions- und 

 Absorptionsmessungen von Hagen und Rubens folgen- 

 den Werten für n und nl; in Übereinstimmung bringen. 

 Besondere Versuche lehrten, daß bei einer Temperatur- 

 änderung um 700° keine Änderung der Einstellungs- 

 winkel statt hat, daß also unter diesen Bedingungen die 

 Konstanten nk und n merklich Konstante bleiben. — ■ 

 7. Hr. E. Gehrcke (Charlottenburg): „Einfaches Inter- 

 ferenzspektroskop." Der Vortragende führt eine einfache, 

 von der Firma Schmidt u. Haensch in Berlin herrührende 

 Ausführungsform des* von Lummer und ihm angege- 

 benen Interferenzspektrometers vor, welche sich bei 

 ihrem niedrigen Preise auch zur Anschaffung in weniger 

 reich dotierten Instituten und Lehranstalten eignet. Der 

 Zeeman- Effekt läßt sich mit dem Apparate leicht 

 subjektiv demonstrieren. Zu diesem Zwecke ist dem 

 Instrument ein aus zwei Spulen von 10 cm Höhe und 

 4 cm Durchmesser gebildeter kleiner Elektromagnet 

 (2 X 500 Windungen von 1,2 mm dickenV Draht, 6 Amp. 



