208 



Naliirwisscnscliaftliclic Wocheusclirilt. 



Nr. 21. 



Der Wolpert'sche Luftprfer. Carbacidometer. 



Vou Dr. 11. Tmutzscl 



Instrument den Wolpert'sehen Luftprfer" 

 in seiner wiriilielien Grsse vor. 



Bei der hohen Bedeutung-, welche die 

 Gte unserer Atlieniluft fr unsere Gesund- 

 heit hat, bei der Bedeutung-, welche der 

 Apparat fr die Gesundheitspflege in Haus 

 und Familie, in Schulen, ffentlichen An- 

 stalten, Kasernen, Krankcnliu^sern, auch 

 fr Bergwerke, Betriebe u. s. w. zu ge- 

 winnen geeignet ist, darf es gerechtfertigt 

 erscheinen, wenn man seine Bekannt- 

 schaft weiteren Kreisen vermittelt, zu- 

 mal un.s unsere Nase bei Beurtheilung 

 unserer Lebensluft allzu leicht im Stiche 

 lsst. Ich halte es daher fr ange- 

 bracht, den Ajjparat hier etwas genauer 

 zu beschreiben, seine Anwendung- zu schil- 

 dern und das Prineip klar zu legen, nach 

 welchem die Luftprfungen damit vor- 

 i^enommen werden. 



uns einen Glas- 



Die Abbildung- zeigt 



SOirnif JK 



Auf dem X. internationalen niedicinischen Congresse 

 zu Berlin 1890 wurde den Besuchern ein handliches In- 

 strument vorgezeigt, das in keiner Familie 

 fehlen sollte und in der Hand des Arztes 

 viel gutes stiften wird. Mit Hlfe des 

 Pettenkofer'schen Verfahrens konnte man 

 schon seit lngerer Zeit die Luft die wir 

 einafhmen, auf ihre Gte prfen; doch 

 ist das Verfahren zeitraubend und um- 

 stndlich und es konnte darum eine viel- 

 seitige Verwendung desselben nicht er- 

 hofft werden. Da ist es nun Herrn Hein- 

 rich Wolpert in Nrnberg gelungen, einen 

 kleinen .\pparat zu construircn, der es er- 

 mglicht, berall in kurzer Zeit sich von der 

 Gte der Luft oder auch ihrer Schdlich- 

 keit zu berzeugen, mit einer Genauigkeit 

 den Kohlcnsuregehalt der uns umgebenden 

 Luft zu bestimmen, die nach einem Ur- 

 theile des Herrn Prijfessor Dr. med. 

 Hoppe-Seiler dem Pettenkofer'schen Ver- 

 fahren an die Seite zu stellen ist." Die 

 beistehende Abbildung fhrt das kleine 



i(5rsse 



.3 





Ciuk ''" 

 Luf'i 



Mdi, 

 zvlmHj 



SdileM 



'i5ij 



m. 



M 



lilS 



zo^ 



iiuM-crst 



cylinder von O ccm = V20 ' luhalt, in 

 dem sich ein Kolben auf und ab be- 

 wegen lsst, dessen Stange hohl ist und 

 somit der usseren Luft Zutritt gestattet; 

 die ussere Oeffnung der Kolbenstange 

 kann jedoch mit einer Gunnnikapscl 

 geschlossen werden. 



Auf dem Glascylindcr sieht man \er- 

 schiedcnes cingravirt. So auf der rechten 

 Seite die Eintheilung in Cubikcentimefern, 

 links in Tausendflicilcn die Angaben des 

 Kohlensurcgchaltes und zur leichteren 

 Oricnfirung die BezeiclMunigcn: (inte Luft 

 Noch zulssig, Schlecht, u. s. w. 



Zu dem Apparat 

 mit deren Hlfe 

 wird. 



Die eigentliche Luftprfnng geschieht folgendcr- 

 massen: Von der Vcrsuclislrisung fllt man 2 Cubikccnti- 

 mctcr in den Glascylindcr, worauf man den Kolben 



j5; 



-ja 



H. 



Carbacidometer. 

 Wolpert's Luftprfer. 



SO herunterstsst, dass die rothe Lsungsflssigkeit 



in der hohlen Fhrnngsstange aufsteigt. 



Nun zieht man den Kolben, unter 

 jedesmal folgendem, wenigstens 1 Minute 

 dauerndem Schtteln des Glases, absatz- 

 weise so lange anf einen immer hheren 

 der fnf aufgravirten Luftreiniieifsgrade, 

 bis die Versuehslsung, vorher roth, voll- 

 stndig wasserhell geworden ist; den 

 Luffrcinheitsgrad liest man dann direct 

 am Glase ab. In unserer Figur wrde 

 die Stellung des Kolbens auf sehr 

 schlechte Luft deuten. 



Den Kohlensuregehalt findet man 

 nach Eintritt der Farbreaction genauer, 

 als dies am Glase abgelesen werden kann, 

 ^venn man mit der Zahl der zur Ent- 

 frbung verbrauchten Cubikcentimeter Luft 

 in 31, ol dividirt, oder die betrefl'ende 

 Tabelle nachschlgt, welche der Erfinder 

 seinem Apparate beigiebt. 



Die ganze Operation ninmit wenig 

 Zeit in Ansj)ruch und kann in jedem 

 Rume, Zimmer, Kirche, Wirthschaft, 

 Tiieafer, auf der Kcise, ausgefhrt werden. 

 Wie angenehm muss es fr den Arzt 

 sein, wenn er die Luft des Kranken- 

 zimmers schnell prfen kann, wie viel 

 kann ein Familienvater fr die Seinen 

 thun, der Lehrer fr seine Schler, 

 ^\cnn er zur reclifen Zeit sich von der 

 Ncithwendigkeit der Zimmerlftung- zu 

 berzeugen vermag ! 



Und selbst im Geheimen kann die Luft- 

 prfung vorgenommen werden, wenn mau 

 sein Glas sich fllen lsst, dasselbe schliesst 

 und zu Haus den Versuch ausfhrt. 



Die neue Luftprfnngsmethodc auf 

 Kohlensure beruht auf dem Prineip: 

 die Kohlensure eines allmhlich ver- 

 Luftraumes zur Neutralisirung 

 alkalisehen Reagenslsung herbei- 



grsserten 



enier 



iselu, 



gehren die Luft|)rfungskap.s 

 die Prfungs- Flssigkeit hergestellt 



Reagenslsung 

 i-eschieht durch die An- 



zuziehen. Das [ 



Wendung des graduirten Glascylinders, 

 in den man zu einer bestinmiten Menge 

 alkalischer Kcagenslsung von bekanntem 

 Titer, die mit einem Indicator gefrbt ist, 

 die Untersuchung.sluft durch die hohle 

 Kolbenstange zutreten lsst, bis das 

 Moment des Farbenumschlags eintritt. 



Zur Bereitung der gewhlten Keagens- 

 flssigkeit, welche, vorhcrroth, durch Kohlen- 

 sure entfrbt wird, ninnnt man auf TiOOccni 

 Lsungsmittel (Alkohol + Wasser), den In- 

 halt einer Luftprfungskapsel. Derselbe be- 

 steht aus zwei Substanzen: oben befindet 

 sich ein gelbliches Pnivcr, akalimctrischcs 

 Pigment Phcnoiphtalein Coy 11,4 0^; unten 

 liegt eine weisse, alkalische Substanz- Soda oder krystalli- 

 sirtes kohlensaures Natrium Na. CO;, -t- 10 H.^ (lOOmg). Das 

 Phcnolplifalcin bist sieii im Alkohol, die Soda im Wasser. 

 Die Rothfrbnng des Phcnoiphtalein durch das Alkali 

 liaf iin-eii Griuiil in dem .\uftrctcii rotlicr Phenolphtalei'nate; 

 das Phenolpiitaiein ist eine Sure. 



