344 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



Nr. 34. 



Einen neuen Danipftrichter, der vielleicht berufen 

 ist ber seine anfngliche 15cstimniung hinaus Anwendung 

 zu finden, hat der lianihurger Dermatologe Dr. P. (t. Unna 

 construirt. Er sagt im Centralblatt fr l?akteriologie und 

 Parasitenkunde (IX. Hand, 1891, No. 23) Folgendes: 



In der letzten Zeit hat sich eine neue Einrichtung 

 zum Filtrircn des Nln'agars in meinem Laboratorium so 

 sehr bewhrt, dass ich nicht anstehe, dieselbe den Fach- 

 collegen in Krze niitzutheilen. Derselbe einfache Apparat 

 ist brigens nicht nur fr bakteriologische Zwecke sehr 

 brauchbar, sondern berall dort, wo minder leicht fil- 

 trirende Flssigkeiten rasch und mglichst klar filtrirt 

 werden sollen, also vor Allem in chemischen und pharma- 

 ceutischen Laboratorien. Soviel ich mir habe sagen 

 lassen, ist die zu be- 

 schreibende einfache Vor- 

 richtung aucli liei den 

 Chemikern und Phar- 

 maceuten bislang nicht 

 im Gebrauche gewesen. 



Auf die Idee meines 

 Dampftricliters kam icli bei 

 dem ^'ersuche, den nutzlos 

 entweichenden Dampf der 

 bisherigen Warmwasser- 

 trichter fr das Filtrircn 

 sellist nutzbar zu machen. 



Der Dampftriciiter in 

 seiner jetzigen Form be- 

 steht aus einer kupfernen 

 Hohlkugel, von der ein 



oberes Segment als Deckel 

 abzuheben ist. Ein im 

 Boden derselben befind- 

 liches Loch ist mit ei- 

 nem Gunmiipfropfen ver- 

 schlossen und lsst den 

 Stiel eines emaillirten, 

 eisernen Trichters hin- 

 durch, dessen oberer Rand 

 etwas hher steht als der 

 Rand derKiii)fcrblase nach 

 Abhebung des Deckels. 

 Dieses ist not li wendig, da- 

 mit das kochende, zwischen 

 Kupferblase und Trichter 

 befindliche Wasser niclit in 

 denselben hineingelangt 

 und den Nhrboden ver- 

 dnnt. Aus demselben Grunde muss zwischen den Rilndern 

 des Trichters und der Kupfcrblase ein etwa 1 cm breiter 

 Zwischenraum bleil)en. Der Trichter selbst ist von Me- 

 tall, da glserne Trichter leicht bei dem erhhten Druck 

 zerspringen. 



Der Deckel wird durch einen halbkreisfrmigen, 

 sclnniedeeisernen, 1 cm dicken, 2 em breiten, beweglichen 

 Bgel mittelst einer Flgelschraube auf der Kupferblase 

 fixirt. Die letztere enthlt einen kupfernen, schrg nach 

 unten abgehenden, hdlilen, unten geschlossenen Fortsatz 

 zum Erllitzen des AVassers, welches den Trichter um- 

 giebt. Ein in den Deckel eingelassenes Messingrohr mit 

 Hahn dient als Ventil. Die Dichtung zwischen Deckel 

 und Kupferblase wird durch einen aus gummirter Lein- 

 wand geschnittenen R'ing hergestellt. Der Danipftrichter 

 ruht auf 3 aus Handeisen gefertigten Fssen von solcher 

 Hhe, dass ein fjiterkolben bequem unter dem Ausiluss- 

 ende des Trichters Platz hat. 



Der zerschnittene Agar braucht nur "2 Stunde auf 

 otfeneni Feuer zu kochen, wird sodann mit den Nhr- 



substanzen versetzt und direct in den Trichter gegeben. 

 Ein mehrstndiges Kochen des Agars vor dem Filtrircn, 

 wie bei den frheren Warmwassertrichtern, ist beim 

 Damiiftriehter unmithig. In den Trichter konmit ein ein- 

 faches Filter aus Filtriri)apier, welches 2 cm hoch mit 

 gut geglhtem Kieselgur angefllt wird. Der Hssige 

 Agar wird ohne sonstige Beihlfe durch den Kieselgur 

 allein vollstndig geklrt. Der Wassers])iegel aussen am 

 Trichter darf nielit h<iher als 3 cm unter dem Trichter- 

 rande stehen. 



Bei geschlossenem Ventilhahn wird nun der Deckel 

 fest aufgeschraubt und das Wasser durch eine einfache 

 Gastlanime erhitzt. Die Dampfspannung im Innern der 

 Kupfcrblase braucht man nicht durch OeflFnen des Ven- 

 tilhahns zu ermitteln, sie zeigt sich sofort durch ein 

 rasches Filtrircn an. Da der Trichter selbst als Ventil 

 fungirt, ist eine Sorge fr etwaige zu hohe Dampf- 

 spannung unnthig. Das Filtriren muss nur so regulirt 

 werden, dass keine grsseren Dampfblasen den stetigen 

 Filterstroni unterbrechen. Sowie dies eintritt, schraubt 

 man einfach die Gasflamme nieder, welche von nun an 

 nicht wieder vergrssert zu werden braucht, um die Fil- 

 tration in rasciiem Gange zu erhalten. Den Dampf 

 durch den Ventilhahn abzulassen, ist berhaupt nur 

 nthig, wenn man diese Vorsicht ausser Acht gelassen 

 hat und ein zu strmisches Filtriren das Filter zu zer- 

 reissen droht. Dann drehe man den Hahn aber nur 

 langsam auf, weil sonst das AVasser in den Trichter 

 hinein berkocht. 



Der Hauptvortheil dieser Filtrirmethode liegt in 

 iin'er Schnelligkeit. Whrend frher in meinem Labora- 

 torium zur Filtration eines Liters von 2 procent. Agar 

 8 Stunden nothwendig waren, ist jetzt derselbe Process 

 in 2 Stunden beendigt. 



Sodann filtrirt man mit dem Dainpftriehtcr ebenso 

 leicht 3 procent. Agar und noch hher procentuirte Agar- 

 lsung, whrend in den Warmwassertrichtern sich gut 

 nur bis 2 ])rocent. Agarlsungen filtriren Hessen. 



Weiter ist die verbrauchte Gasmenge eine unver- 

 gleichlich viel geringere. Schon durch Benutzung einer 

 einfachen Flamme anstatt einer drei- oder vierfachen bei 

 den frheren Apparaten wird der Consum von Gas wenig- 

 stens auf ein Drittel reducirt. Die vierfach geringere 

 Zeit reducirt ihn weiter auf mindestens ein Zwlftel und 

 das nach einer halben Stunde stets nothwendig werdende 

 Erniedrigen der Flanmie auf ein Zwanzigstel bis ein 

 Dreissigstel der frher verbrauchten Menge. 



Ein vierter, sehr bedeutender A'drthcil ist es, dass 

 der Dampftrichter den Nhragar nicht blos rasch filtrirt, 

 sondern zugleich sicher sterilisirt. Dieser Umstand ist 

 leicht erklrlich, wenn man bedenkt, dass die Nhrsub- 

 .stanz in demselben zwei Stunden lang dem strmenden 

 Dampfe ausgesetzt ist. Ich habe daher letzthin, ohne 

 bisher schlechte Erfahrungen zu machen, das nachherige 

 dreimalige discontinuirliciie Sterilisiren des Agars voll- 

 stndig aufgegeben. Wenn der Kolben unter dem Trichter 

 steril ist, kann man direct nach Beendigung der Filtration 

 an das Ausfllen des Agars in die Glser gehen, vor- 

 ausgesetzt, dass man den Koll)en whrend des Filtrirens 

 warm hlt. Auch kann man, wenn man unter dem 

 Trichter einen kleinen Glastriciiter mit Gummisclilaucii 

 und Quctschhalm anbringt, unbelstigt durch etwaige 

 Damjjfblasen, die Glser direct aus dem Dampftrichter 

 fllen. 



Endlich ist auch nicht zu vergessen, dass beim Ge- 

 brauch des Dampftrichters das vorherige Klren des Agars 

 mit Eiweiss und das lange Garkochen desselben fortfllt. 



Whrend frher die Herstellung von einigen Hundert 

 guter Agarglser viele Sorgfalt und einen Zeitraum von 



