356 



Naturwisseuschaftliclie Wocbcnschi-ift. 



Nr. 35. 



und mau hat nun das eine Prisma so zu drehen, dass 

 der Fleck wieder in der hellgelben Frbung erscheint, 

 um dann die Grsse der Drehung abzulesen. Es wird 

 hierbei also die Drehung der Polarisationselieue eines 

 farbigen Lichtstraliles aus der Feuerung gemessen und 

 nach dem Mehr nder Weniger dieser Drehung ein Sehluss 

 gezogen auf die Temperatur, welche ein Krjjcr hatte, 

 von dem der Lichtstrahl ausgegangen ist. Die Messung 

 lsst sich aber schon darum nicht mit Schrfe ausfhren, 

 weil das Erkennen der verschiedenen Frbungen bei ver- 

 schiedenen Augen ein sehr verschiedenes ist, und da die 

 Drciuingswinkel bei sehr auffallend verschiedener Tem- 

 peratur so nalie aneinander liegen, ein genaues Einstellen 

 aber so schwierig ist, dass mau damit nicht wesentlich 

 schrfer die Frbung erkennen kann, als dies bei einiger 

 Ucbung mit blossem Auge geschieht. 



Eine Methode, die auf der Porcellau - Manufaktur in 

 Sevres geprft wurde, ist gleichfalls nicht Ifcsonders ver- 

 trauenerweckend. Sie bestellt darin, dass mau durch ein 

 im Ofen angeordnetes kH])fernes Rohr einen Strom von 

 Wasser von einer bestimmten Strke hindnrchleitet und 

 nun die P^rwnnung des Wassers niisst, welche dasselbe 

 erfhrt. Es wrde diese Methode wohl brauchbare Re- 

 sultate ergeben knnen, wenn sie nicht abhngig wre 

 von der Durchlssigkeit des kupfernen Rohres fr die 

 Wrme; diese wird aber sehr beeintiusst durch Auflage- 

 rungen von Russ, oder Freisein davon, so dass man hier 

 auch kein unumst(isslich bestndiges Mittel zur Wrme- 

 aufnahme zur Verfgung hat. 



Endlich sei noch ein Instrument erwhnt, das Kalori- 

 meter, welches verhltnissmssig die sichersten Resultate 

 giebt, aber fr die hchsten Temperaturen gleichfalls 

 nicht ausreicht. Dasselbe besteht aus einem kupfernen 

 cyiindrischcn Gefss, welches mit schlechten Wrme- 

 leitern, Filz und Holz, unduillt ist und mit Wasser gefllt 

 wird. Ferner wird in dem zu messenden Feuer ein 

 Block, gewhnlich von Eisen oder Platin, im Gewichte 

 von etwa 100 kg erwrmt und der erwrmte P)lock nun 

 unter der Vorsichtsmassregel, dass man keine Wrme 

 dabei verliert, in das Wasser hineingeworfen und die 

 Temperaturerhhung mittelst eines feinen Thermometers 

 gemessen. Man wrde so theoretisch am richtigsten die 

 Temperatur aus der Wrmckapacitt des kupfernen Be- 

 hlters, der Menge des Wassers und der Temperatur- 

 eriilning, also der Summe der durch den Eisen- oder 

 Platinblock hineingebrachten Wrmemenge, messen knnen, 

 wenn die spccifische Wrme des Eisens oder Platins bei 

 hoher Temperatur dieselbe wre, wie bei niedriger Tem- 

 peratur; man hat aber nur die letztere bestiumieu knnen. 

 Fr hohe Temi)ei'atnr kennt man dieselbe aber nicht, 

 man weiss nur, dass sie eine andere ist. 



Was wird nun durch diese Temperaturmessungen 

 angegeben und festgestelltV Keineswegs eine Temperatur, 

 welche wir bestinniit in Graden ausdrcken, besonders 

 sowie wir auf lioju', Teuiperuturen hinauskommen. Wie 

 zwcifclliafter Natur alle diese Messungen sind, linden 

 wir, vveini wir in den Lelirbchcrn der Physik uns ber 

 die Schmelzpunkte mancher Stoffe orientircn wollen. Bei 

 den niedrigen Temperaturen, die unter Glhhitze oder in 

 schwacher Glhhitze liegen, stimmen die Bestimnuingen, 

 nach den verschiedenen Methoden der Pyrometrie aus- 

 gefhrt, noch leidlich berein. Wenn wir aber zu einer 

 massigen Hothglut lieraufkonniicn, schwanken die Angaben 

 bereits und beim Platin variirti die verschiedenen Angaben 

 bereits von 1775 bis 2500, also um 725 C. Die "Tem- 

 peraturen, auf welche es aber besonders in der Fabri- 

 kation feuerfester Productc ankommt, liegen innner in 

 der Nhe der I'latinschniclzhitzc, wie sollen wir da fr 

 relativ geringe Temperaturditferenzen einen zahlenmssigen 



Ausdruck tinden? Herr Seger hlt dieses fr unmglich. 

 Herr Dr. Bischof, der zuerst eine Scala fr die Feuer- 

 festigkeit der Thone aufgestellt bat, hat als Massstab 

 Thone von verschiedener Feuerfestigkeit angenommen 

 und die Schmelzbarkeit der Thone mit diesen verglichen, 

 ohne sich an die sonst bliche Scala des Quecksilber- 

 thermometers anzulehnen. Er sagt, die Schmelzbarkeit 

 eines Thones steht gleich diesem oder jenem der Nor- 

 malthoue. Herr Dr. Seger hat gleichfalls eine hnliche 

 Scala aufgestellt, ist dabei alter nicht von verschiedenen 

 Thonen ausgegangen, wie Dr. Bischof, soudcrn hat sich 

 einen einzigen sehr schwer schmelzbaren, den Zettlitzcr 

 Kaolin, gewhlt und diesen durch einen Zusatz von Quarz 

 allmhlich in seiner Schmelzbarkeit heruntergesetzt. Weiter- 

 hin hat er ihm Kali und Kalk in einem bestimmten Ver- 

 hltniss zugefgt, das Verhltniss zwischen Kieselsure 

 und Thonerde alter immer dasselbe gelassen, die Schmelz- 

 temperatur dadurch herabgesetzt bis zu einer bestinunten 

 Grenze, wo es dann wieder mglich ist, mit reinen edlen 

 Jletalleu zu arbeiten. Es ist so eine Reihe von 35 nach- 

 einander schmelzenden Krpern entstanden, die sehr gut 

 gestattet, die steigende Temperatur, namentlich in solchen 

 Lagen, in welchen uns die brigen pyrometriscben 

 Messungen im Stiche lassen, zu verfolgen. Fr die 

 unteren Grade dieser Scala hat Herr Seger auch die 

 Angaben in Thermometergraden ausgedrckt. Er hat 

 dabei allerdings viele recht hypothetische Angaben 

 machen mssen. Er hat angenommen, dass die Scala 

 mit Kegel 1 beginnt bei 1150 C, dass sie mit Kegel 20 

 die hchste im Porcellanofen erreichbare Temperatur, 

 welche zu 1700 angenommen wurde, erreicht, dass ferner 

 alle Kegel gleich weit von einander in ihrem Sehmelz- 

 ))unkte abstehen und sind danach die Temperaturgrade 

 berechnet. Herr Seger giebt zu, dass er dies nur sehr 

 widerwillig gethau hat, einem Drucke der Industrie 

 folgend, und dass er bei derartigen Temperaturangaben 

 innner seine Vorbehalte nmchen nmss. Fr die hchsten 

 Temi)eraturen wagt er nicht, einen gleichen Weg einzu- 

 schlagen, weil hier jeder Anhalt zu fehlen scheint. Man 

 wird aber, wenn man sieh einmal daran gewhnt hat, 

 auch mit der Bezeichnung der Kegelnumnier sehr gut 

 und bequem auskonnnen kcinncn, wenn es auch eine 

 andere Ausdrucksweise als die gewohnte darstellt. Wenn 

 man beispielsweise sagt, der Thon steht gleich dem 

 Kegel einer Nummer, so ist damit eine ganz bestimmte 

 Widerstandsfhigkeit gegen die Einwirkung der Hitze 

 ausgedrckt und man wird diesen Punkt immer wieder- 

 tinden knnen und wird gar nicht nthig haben, die 

 Gradzahl dabei zu setzen, die durch einen practischen 

 Versuch zu controlliren mau niemals in der Lage ist. 



Eine interessante astronomisclie Beobaclitung 



wird sich den Besitzern kleinerer Fernrhre in den ersten 

 Tagen des September darbieten. Der im Jahre 1884 von 

 Wolf in Ileidcllierg entdeckte iieriodischc Komet ist gegen- 

 wrtig wieder sichtbar, erreicht am 3. September seine 

 Sonnennhe und wird in den nchstfolgenden Tagen vor 

 dem Sternbilde der Plejaden vorberziehen. Ka wird 

 wird dann von Interesse sein, den Kometen gerade auf 

 diesem Wege zu verfolgen was brigens auch sehr 

 leicht sein wird, da der Komet bereits Abends D Uhr be- 

 quem mit einem sicbenzlligen Fernrohr beobachtbar und 

 kein Mondschein vorhanden ist. Bei frheren hnlichen 

 Vorbergugen anderer Kometen vor Fixsternen hat man 

 die Beobachtung gemacht, dass die letzteren ohne Ver- 

 minderung ihrer Lichtstrke durch die Nebelhlle des 

 Kometen hindurchschienen. Der Wolf'sche Komet zieht 

 an Sternen (>. und 7. (Irsse innt'rhalb der PIejadengruppc 

 (von Asterope nach Plejone hin) vorbei und wird somit 



