No. 1. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



11 



(Publ. des Astropb. Observ. zu Potsdam, Bd. V, 1886; 

 Rdsch. I, 251) auf Glas geritzt und nur 20 mm breit 

 sind; sie enthalten auf 1 mm je 400, 400, 250 und 

 100 Striche. 



Es ist bei den bisherigen Bestimmungen der 

 Wellenlänge der Fraunhofer 'sehen Linien fast 

 immer beobachtet worden , dass die Resultate der 

 Messungen eines und desselben Beobachters mit dem- 

 selben Spectrometer an verschiedenen Gittern um 

 einen grösseren Betrag von einander abweichen , als 

 er sich aus deu nachweisbaren Unsicherheiten der 

 Messungen, insbesondere aus der Unsicherheit der 

 „Gitterconstante", d.h. des Abstandes zweier benach- 

 barter Gitterstriche, erklären Hesse. Man machte 

 daher gewöhnlich Messungen an mehreren Gittern 

 für eine kleine Anzahl Fraunhofer 'scher Linien, 

 nahm die Mittelwerthe als richtig an und berechnete 

 daraus eine Correction für die gemessene Gittercon- 

 stante. Wie haben wir diese Abweichungen zu er- 

 klären? Die Gitterconstante wird allgemein in der 

 Art bestimmt, dass man die Breite des ganzen Gitters 

 misst und durch die Anzahl der Striche dividirt. 

 Herr K u r 1 b a u in weist nun auf einen Mangel dieses 

 Verfahrens hin, der darin besteht, dass die verschie- 

 denen Theile eines Gitters, welche durch äussere 

 Umstände (Periodicität in der Schraube, Aenderungen 

 in der Temperatur) eine besondere Gitterconstante 

 haben können und meistens auch haben werden, jeder 

 für sich Spectren erzeugen , aber von verschiedener 

 Schärfe. In dem Spectrometer wird nun auf das 

 deutlichste dieser Spectren eingestellt, denn die 

 übrigen Spectreu , welche also von anderen Theilen 

 des Gitters herrühren, kommen als solche gar nicht 

 zur Geltung, sondern werden nur durch Verwaschen- 

 heit der Linien u. s. w. in die Erscheinung treten. Es 

 ist nun aber sehr wohl möglich, ja meistens der Fall, 

 dass die Gitterconstante dieses bevorzugten Theiles 

 eine andere ist, als die mittlere Gitterconstante des 

 ganzen Gitters. Für die Spectren verschiedener Ord- 

 nung und auf verschiedenen Seiten des einfallenden 

 Strahles können auch verschiedene Theile des Gitters 

 das gemessene Spectrum liefern und hierdurch , um 

 in Uebereinstimmung gebracht zu werden , verschie- 

 dene Correctionen für jede Ordnung und jede der 

 beiden Seiten erfordern. Je kleiner demnach diese 

 Correctionen sind, desto besser, d. h. desto regel- 

 mässiger wird im Allgemeinen das Gitter sein. Bei 

 den von Herrn Kurlbaum benutzten Gittern waren 

 alle diese Correctionen entweder sehr klein oder 

 gleich Null. 



Hr. Kurlbaum hat im Ganzen 13 Linien ge- 

 messen, von denen 12 ebenfalls von den Hrn. Müll er 

 uud Kempf bestimmt worden sind. 



Die folgende Tabelle enthält in der ersten Spalte 

 die von den Hrn. Müller und Kempf erlangten 

 Werthe für die Wellenlängen in Milliontel-Millimeter, 

 in der zweiten Spalte Hrn. Kurlbaum's Resultate 

 bei denselben Linien. Die dritte Spalte giebt die 

 Differenzen beider Bestimmungen: 



In der Tabelle haben sämmtliche Differenzen das- 

 selbe Vorzeichen, was um so mehr zu beachten ist, 

 als auch bei Hrn. Kurlbaum das eine Gitter für 

 alle Messungen grössere Werthe ergiebt als das 

 andere; doch sind diese Abweichungen der beiden 

 Gitter unter einander kleiner, als die Abweichungen 

 zwischen den Mittelwerthen der Kurlbaum'schen 

 Messungen einerseits und denen der Hrn. Müller 

 und Kempf andererseits. 



Durch eine sorgfältige und scharfe Discussiou 

 der Fehlergrenzen seiner eigenen Beobachtungen und 

 derjenigen der Herren Müller und Kempf kommt 

 Herr Kurlbaum auf Grund der oben dargelegten 

 Betrachtungen und der hier mitgetheilten Beobach- 

 tungsergebnisse zu dem Resultate, „dass der Genauig- 

 keit in der Bestimmung der Wellenlänge eine Grenze 

 gesetzt ist, die weit vor der Genauigkeitsgrenze liegt, 

 die durch Längen- und Winkelmessungen gegeben ist". 



Hinsichtlich weiterer Einzelheiten muss auf die 

 Abhandlung selbst verwiesen werden. A. K. 



W. Spring und Edm. van Anbei: Ueber die 

 Geschwindigkeit der Einwirkung des 

 bleihaltigen Zinks auf einige Säuren 

 bei verschiedenen Concentrationen 

 und Temperaturen. (Zeitschrift f. physikalische 

 Chemie, 1887, BJ. I, S. 465.) 



Die vorliegende Arbeit bildet eine Fortsetzung 

 der in dieser Zeitschrift (II, 238) besprochenen Unter- 

 suchung des Herrn Spring über die Reactions- 

 geschwindigkeit zwischen den Mineralsäuren und dem 

 Calciumcarbonat. Für die Erforschung der in der 

 Ueberschrift bezeichneten Erscheinung wurde im 

 Princip dasselbe Verfahren angewendet, welches 

 früher zum Studium der Lösungsgeschwindigkeit des 

 Marmors diente. Bleihaltiges Zink wurde deshalb 

 zu den Versuchen benutzt, weil bei reinem Zink sich 

 die Auflösung je nach dem MolecularzuStande des 

 Metalls sehr verschiedenartig gestaltet, und daher 



