No. 33. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



425 



Sonnenstrahlung erlangen wollte — nicht zu verwenden 

 sind. Der Apparat, den er schliesslich für diesen Zweck 

 geeignet befunden, ist ein thermoelektrischer Mess- 

 apparat mit photographischer Aufzeichnung der Galvauo- 

 meterablenkungen. 



Der wesentlichste Theil des selbstregistrirenden 

 Strahlungsmessers ist ein Thermoelement aus Eisen- 

 Neusilber , in dem jede Löthstelle eine Scheibe von 

 10 mm Durchmesser bildet, die aus einem Eisen - und 

 einem Neusilberscheibchen von Vio m , m Dicke mit Zinn 

 unter starkem Druck zusammengelöthet ist ; jede Scheibe 

 setzt sich in ein schmales Band des gleichen Metalles 

 fort , welches die Verbindung zwischen den Lüthstellen 

 einerseits und mit dem Galvanometer andererseits her- 

 zustellen gestattet. Die eine der Scheiben wird senk- 

 recht von den einfallenden Sonnenstrahlen getroffen, 

 während die andere hinter einem Doppelschirm aus 

 Aluminium sich im Dunkeln befindet. Das Thermo- 

 element ist in einem Rohre, in welchem das Licht, um 

 zur exponirten Scheibe zu gelangen, eine Reihe genau 

 centrirter Diaphragmen passiren muss, paralactisch auf- 

 gestellt , und wird der Erdrotation cpnform durch ein 

 Uhrwerk bewegt , welches gleichzeitig auch die Platte 

 des photographischen Apparates in Bewegung setzt. 

 Der Thermostrom fliesst durch ein empfindliches Galvano- 

 meter , dessen Spiegel einen feinen Lichtspalt auf die 

 photographische Camera reflectirt. Gegen die Schwan- 

 kungen des Erdmagnetismus ist das Galvanometer durch 

 eine doppelte Eisennetzhülle hinreichend geschützt. 



Die sonstigen Einrichtungen an diesem Apparate, 

 die getroffenen Vorsichtsmaassregeln , die Graduirungen 

 und Ausweichungen müssen im Original nachgelesen 

 werden. Als Probe der Leistung ist die Curve eines nor- 

 malen, absolut klaren Tages, des 29. Juli 1886, abgebildet, 

 welche zeigt, dass auch bei reinstem Himmel die Wärme- 

 intensität fortwährenden Schwankungen unterliegt. Ueber- 

 haupt zeigen die Curven ein ziemlich schnelles Ansteigen 

 bei Sonnenaufgang , und bei rein blauem Himmel sind 

 sie auch ziemlich regelmässig; aber sobald die Tempe- 

 ratur der Luft steigt und der Boden sich erwärmt, 

 werden die Schwankungen immer beträchtlicher, und 

 die höchsten Werthe werden gewöhnlich zwischen 10 h 

 30 m und 11 h 30 m erreicht, je nach den Jahreszeiten; 

 um Mittag beobachtet man fast immer ein Sinken der 

 Curve ; dann steigt sie etwas, sinkt hierauf anfangs lang- 

 sam , dann schnell bis zum Sonnenuntergang, In der 

 Regel sind die Curven im Verhältniss zum wahren 

 Mittag nicht symmetrisch ; die Vorrnittagscurve ist regel- 

 mässiger, ihre Ordinaten sind grösser, die Schwankungen 

 geringer als am Nachmittage. Für Montpellier sind am 

 günstigsten für derartige Beobachtungen klare Wintertage. 

 Die fortdauernden Schwankungen der Wärmeinten- 

 sität der Sonnenstrahlen lehren, dass die aktinometrischen 

 Messungen, wenn sie exact sein sollen, ungemein schnell 

 ausgeführt werden müssen (im vorstehend beschriebenen 

 Apparate ist diese Schnelligkeit gewährleistet durch die 

 geringe Masse des Thermoelements). Berücksichtigt man 

 ferner, wie Langley hervorgehoben, dass der Mangel 

 an Gleichmäßigkeit der Atmosphäre den Werth der 

 Strahlung herabdrückt, ganz so wie es Wolken thun 

 würden , die zwischen die Sonne und das Instrument 

 treten, so erkennt man sofort, dass von Bedeutung nur 

 die Maxima sind, welche man beobachtet , und dass 

 man aus den selbstregistrirten Curven nicht die Mittel- 

 curven ziehen darf, sondern die Curven zeichnen muss, 

 welche durch die Maxima hindurchgehen. Hiermit wird 

 aber auch klar, wie wenig Werth unterbrochene Messungen 

 der Sonnenstrahlung beanspruchen können. 



Edward L. Nichols und William S. Franklin: Die 



elektromotorische Kraft der Magnetisirung. 

 (American Journal of Science^ 1888, Ser. 3, Vol. XXXV, 

 ])., 290.) 



Zwei Eisenelektroden , welche einerseits metallisch 

 verbunden sind , tauchen mit ihren anderen Enden in 

 eine Zelle, welche eine die Elektrode auflösende Flüssig- 

 keit enthält; wenn mau in diesen Kreis ein Galvano- 

 meter einschaltet , so erkennt man das Vorhandensein 

 eines elektrischen Stromes, der veranlasst ist durch eine 

 Reihe von Ungleichheiten zwischen den beiden Elek- 

 troden. Die elektromotorische Kraft zwischen diesen 

 Eisenpolen ist nicht unbedeutend ; in der Regel beträgt 

 sie mehrere Tausendstel eines Volt, und selbst wenn 

 man besondere Maassregeln anwendet, um beiderseits 

 Gleichmässigkeit der Eisenelektroden herzustellen , wird 

 ein empfindliches Galvanometer doch noch einen Strom 

 nachweisen. Wird nun eine von diesen Elektroden in 

 ein starkes magnetisches Feld, zwischen die Pole eines 

 kräftigen Elektromagnets , gebracht, so werden neue 

 Potentialdifferenzen entwickelt, sowohl in Folge der 

 Magnetisirung des Eisens, als auch wegen der Aende- 

 rungen der chemischen Beziehungen zwischen dem Eisen 

 im Magnetfelde und der Flüssigkeit. Die unter diesen 

 Verhältnissen auftretende elektromotorische Kraft nennen 

 die Verfasser die „elektromotorische Kraft der Magneti- 

 sirung", und machen sie zum Gegenstande ihrer Unter- 

 suchung. 



Eine derartige Elektricitätsentwickelung durch Mag- 

 netisirung von Eisen ist aber schon vor einigen Jahren 

 von Herrn Gross beobachtet und beschrieben worden. 

 Die amerikanischen Physiker haben von dieser Arbeit 

 erst so spät Kenntniss erhalten, dass sie dieselbe im Ver- 

 laufe ihrer Untersuchung nicht berücksichtigen konnten. 

 Die Versuche, welche sie mittheilen, haben das Ver- 

 ständniss der Erscheinung nicht wesentlich weiter geför- 

 dert, denn sie haben, ähnlich wie die Versuche des Herrn 

 Gross, nicht viel mehr als die Existenz dieser elektro- 

 motorischen Kräfte nachgewiesen. Ein Einfluss dieser 

 Ströme bei der chemischen Einwirkung von Lösungen 

 auf Eisen im magnetischen Felde ist zweifellos. 



J. Violle : Vergleichung der Gesammtenergien , 

 welche schmelzendes Platin und schmel- 

 zendes Silber ausstrahlen. (Journal Je Physique, 

 1888, Ser. 2, T. VIII, p, 193.) 



Die Energien , welche verschiedene Lichtquellen 

 aussenden , sind nach den Wellenlängen der Strahlen 

 sehr verschieden, aller bei verschiedenen Temperaturen 

 bleiben die Verhältnisse der Strahlungsenergien zweier 

 Quellen in den einzelnen Wellenlängen gleich, nach den 

 Experimenten, welche Herr Violle vor einer Reihe von 

 Jahren veröffentlicht bat. Kennt man dieses Verhältniss 

 der Energien , so lässt sich die Gesammtenergie leicht 

 berechnen. 



Diese Gesammtenergie lässt sich aber auch direct 

 bestimmen , indem man sie von der berussten Fläche 

 eines 'lhermoelementes absorbiren lässt; und Verfasser 

 hat in dieser Weise das Verhältniss der gesammten 

 Strahlungsenergie des schmelzenden Platins zu der Ge- 

 sammtenergie des schmelzenden Silbers bestimmt. Die 

 Metalle wurden als Bänder in einem Kasten hinter einer 

 kleinen Oeffnung von 0,1 qcm durch einen elektrischen 

 Strom geschmolzen; die von diesen geschmolzenen Me- 

 tallen emittirten Strahlen fielen auf die geschwärzte 

 Fläche einer Thermosäule, welche durch die Strahlen 

 einer bekannten Quelle im Gleichgewicht gehalten 

 wurde. Für diese Nullmethode wurde als compensi- 

 rende Quelle eine Petroleumlampe benutzt. Die Ver- 



