No. 52. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



663 



Verhältniss 



a b c der Durchmesser 



Gruppe 1 4,00" 2,75" 1,93 2,10:1,43:1 



„ 2 6,87 5,40 4,00 1,72:1,37:1 



„ 3 10,32 8,30 6,60 1,50:1,26:1 



„ 4 15,45 12,85 10,70 1,44:1,21:1 



Hieraus folgt, dass für hellere Sterne der Durch- 

 messer bei längeren Expositionen in absolutem Maasse 

 genommen stärker wächst als bei schwächeren, dass 

 aber für schwächere Sterne die Zunahme des Durch- 

 messers verhältnissmässig stärker ist. Diese Er- 

 scheinung ist für die Grössenbestimmung bei Stern- 

 aufnahmeu sehr erschwerend, da eine Verschiedenheit 

 der Luftzustände auf die Durchmesser der Stern- 

 scheibchen ähnlich wirken muss, wie eine solche der 

 Expositionszeiten, und man nach Obigem von den 

 Sterngrössen einer Platte nicht ohne Weiteres auf 

 die einer anderen übergehen kann. Zu einer weiteren 

 Verfolgung dieses Gegenstandes war das vorliegende 

 Material aber nicht ausreichend. 



Um die Genauigkeit der Ausmessung von Stern- 

 photographien zu erhöhen, war vom Pariser Con- 

 gresse beschlossen worden, feine und möglichst genau 

 getheilte Gitter auf die photographischen Platten 

 aufzucopiren und die ersteren dann gleichzeitig mit 

 den Sternen zu entwickeln. Die Herstellung solcher 

 Gitter hat grosse Schwierigkeiten bereitet, da zur 

 Ermöglichung feiner Messungen die' Forderung zu 

 erfüllen war, dass die aufcopirten Striche keinen 

 grösseren Durchmesser als 0,01 mm zeigten. Es ist 

 mir nach vielen Versuchen gelungen, solche Gitter 

 in der geforderten Feinheit herzustellen, und zwar 

 auf versilbertem Glase, und ich habe nun die Aus- 

 messung derartiger aufcopirter Gitter benutzt zu 

 einer Untersuchung über den Einfluss der beim Ent- 

 wickeln und Fixiren erforderlichen Manipulationen 

 auf etwaige Verziehungen der empfindlichen Schicht 

 der Bromsilber-Gelatineplatten. 



Solche Verziehungen würden, falls sie einiger- 

 maassen gross sind, die Ausmessung von Sternauf- 

 nahmen ausserordentlich erschweren, ja sie zum Theil 

 ganz unmöglich machen. Bei dem früher allgemein 

 gebräuchlichen Verfahren mit nassen Cqllodiumplatten 

 haben sich Verzerrungen der Schicht in starkem 

 Maasse gezeigt und haben dargethan, dass für feine 

 Messungen derartige Photographien nicht benutzt 

 werden können. Glücklicherweise liegt die Sache 

 bei den Gelatineplatten günstiger, denn schon die 

 ersten Messungen ergaben, dass der Betrag der Ver- 

 ziehung thatsächlich ein so geringer ist, dass trotz 

 des hohen Genauigkeitsgrades der Messung es nicht 

 thunlich erschien , ein genaues Bild der Verzerrung 

 auf den verschiedenen Platten zu ermitteln, sondern 

 im Wesentlichen nur die Grösse der Verzerrung mit 

 Sicherheit festzulegen. Es wurde deshalb stets die- 

 selbe Entfernung von nahe 65 mm wiederholt auf 

 verschiedenen Theilen ein und derselben Platte und 

 auf der Origiualtheilung gemessen. 



Um zunächst den Einfluss der Fixirung und 

 Alaunisirung auf die Gelatineschicht zu ermitteln, 



wurden zwei Platten verwendet, von denen die eine 

 zunächst nicht fixirt, die zweite dagegen fixirt, aber 

 nicht alaunisirt war. Auf beiden Platten wurden 

 dieselben Gitterstriche gemessen, und es hat sich 

 Folgendes ergeben : 



Platte I: 

 Unfixirt, trocken 64,819 mm 0,000 mm 



Fixirt, nass 64,816 „ —0,003 „ 



Fixirt, trocken 64,815 „ —0,004 „ 



Platte II: 

 Fixirt, trocken 64,819 mm 0,000 mm 



Fixirt, nass 64,810 „ — 0,0Uo ., 



Alaunisirt. nass 64,821 „ 4-0,002 „ 



Alaunisirt, trocken 64,820 „ -j- 0,001 „ 



Aus den in der letzten Columne gegebenen Diffe- 

 renzen lässt sich mit Sicherheit eine Einwirkung der 

 der Entwickelung folgenden Manipulationen nicht 

 ableiten , und man wird annehmen können , dass die 

 geringen, aus den folgenden Messungen sich ergeben- 

 den Verziehungen gleich bei der ersten Behandlung 

 der Platte, beim Hervorrufen, entstehen. 



Zur Ermittelung überhaupt vorkommender Ver- 

 zerrungen wurden sechs Platten verwendet, die von 

 zwei verschiedenen Fabriken bezogen waren. Auf 

 den drei ersten, welche die Nummern 6, 7 und 8 

 tragen , wurden je 6 Distanzen von der bereits an- 

 gegebenen Grösse (nahe 65 mm) gemessen und mit 

 den entsprechenden Distanzen auf der Originalplatte 

 verglichen; auf den drei anderen Platten (9, 10 und 

 11) wurden je 2 Distanzen bestimmt. Die Messungen 

 in der einen Richtung auf der Platte am oberen Ende, 

 in der Mitte und am unteren Rande sind in der fol- 

 genden Zusammenstellung mit bezw. /, n , e und die 

 in der hierzu senkrechten Richtung, am linken Rande, 

 in der Mitte und am rechten Räude mit d, c, b be- 

 zeichnet worden; die Abweichungen gegen die ent- 

 sprechenden Distanzen auf der Originaltheilung sind 

 im Sinne: Distanz auf der Platte — Distanz auf dem 

 Gitter angesetzt. 



ja edel 



6 —0,003 —0,002 -f 0,009 +0,001 -f 0,003 +0.013 



7 _ 0,005 —0,005 —0,000 +0,003 +O,0O3 +0,013 



8 —0,002 —0,002 —0,002 +0,007 +0,003 +0,012 



9 _o,006 —0,019 



10 -0,002 — +0,002 - 



11 +0,014 — —0,005 



Aus den Messungen an den drei Platten 6, 7 und 

 8, von der einen Fabrik, ergiebt sich als mittlerer 

 Betrag der Verzerrung 0,006 mm; aus den au den 

 drei anderen Platten folgt mit geringerer Sicherheit 

 als mittlerer Betrag 0,008 mm. Die Anzahl der 

 positiven und negativen Abweichungen ist gleich', 

 ihre Summe beträgt + 0,083 resp. — 0,053. Es 

 scheint hiernach, als wenn die Schicht sich in etwas 

 stärkerem Maasse ausdehnte als zusammenzöge. 



Die Platten 9, 10, 11 geben Gelegenheit zu er- 

 kennen, ob die Lage der Platten beim Trocknen einen 

 Einfluss auf die Verzerrung hat. Beim Trocknen hat 

 vertical gestanden bei Platte 9 die Richtung d, bei 

 Platte 10 und 11 die Richtung/. 



