632 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. XX. Nr. 44 



verandern und unterbrechen. Um unerwiinschte 

 Zischgerausche auszuschlieflen , fiigte Gilde- 

 meister noch einen besonderen Telephonkreis 

 mit verstellbarer Koppelung zur Verstarkung bzw. 

 Abschwachung des Pruftons hinzu. Neben dem 

 Fernsprecher und mit ihm durch eine Spule ver- 



W 



r-W- 



DrSp 



Abb. 1. Apparat Prof. M. Gild emeisters zur Bestimmung 



der oberen Hbrgrenze. 

 (Zeitschrift fur Psychologic und Physiologic der Sinnesorgane. 



Abt. II, Bd. 50, 1919.) 



+ - Gleichstromzuleitungen, W Widerstand, Dr Sp Drossel- 

 spule, PL Poulsenlampe, C, C 2 C 3 C 4 Kondensatoren, S Schall- 

 vorrichtung, um C 3 oder C., oder C 3 und C 4 kurzzuschliefien, 

 AB veranderliche Selbstinduktion, bestehend aus 2 ineinander- 

 zuschiebenden Spulen, D Koppelspule, F pendelnde Spule, 

 Schl Schlussel, T Telephon, X Stelle z. ev. Einschaltung 



einer Selbstinduktion. 



i 



Sch 



Abb. 2. Apparat zur Bestimmung der Tonhbhe. 



laa Zuleitung des Wechselstroms, Sch Schieber des Mefidrahtes, W Wider- 

 stand ohne Kapazitat und Selbstinduktion , C Kondensator , L veranderl. 

 Selbstinduktion, T Telephon. II Sch Schieber, Q kleiner, C 2 grofier 

 Kondensator, Z Metallwalze mit daran schleifenden Drahtchen, T Telephon. 



Professor, die Gehorsangaben zu priifen. Jeder 

 mufite sich namlich mit dem Fernsprechhorer am 

 Ohr so aufstellen, dafi er das Pendel nicht sah. 

 Statt dessen mufite er mit der einen Hand den 

 Takt des schwingenden Tonpendels schlagen. 

 Wahrenddessen wurde dessen Ton vom Priifenden 

 durch Verschieben zweier Spulen immer hoher 

 gemacht. Sobald nun die Horgrenze iiberschritten 

 war, aufierte sich das durch falsches, zu schnelles 

 oder zu langsames Taktieren, und wurde erst 

 wieder richtig, wenn Gildemeister den Priifton 

 entsprechend erniedrigte. Zur weiteren Sicherung 

 und Uberwachung der Angaben, die iibrigens 

 stets sehr bestimmt und bei mehrfachen Ver- 

 suchen miteinander u'bereinstimmend gemacht 

 wurden, dienten noch bestimmte Schaltvorrich- 

 tungen, ferner ein Schlussel, der den Ton auf 

 Wunsch sofort zum Verschwinden brachte. Um 

 die von den Versuchspersonen angegebenen Hor- 

 grenzen hinsichtlich der erreichten Tonhohe zahlen- 

 mafiig nach der Eichtabelle zu bestimmen, baute 

 sich Gildemeister dann noch einen besonderen 

 Fernsprechapparat mit einer Wheatst on eschen 

 Briickenanlage und einem zur Bestimmung der 

 bei den hochsten Tonen von dem Prufenden 

 selbst nicht erreichten Horgrenze die- 

 nenden, sog. Schleifer oder Tikker der 

 drahtlosen Telegraphic. ') Das ist ein 

 zwischen zwei Kondensatoren ange- 

 brachter, sich drehender Messingzylinder 

 mit einem daran schleifenden feinen 

 Kupferdrahtchen. Solange der Priifende 

 nicht haarscharf auf das Minimum der 

 gefundenen Horgrenze eingestellt hat, 

 meldet sich dieser vortreffliche kleine 

 Wachter durch ein eigentiimliches 

 Kratzen und Rauschen im Fernsprecher, 

 das erst im Augenblick der richtigen 

 Einstellung sich beruhigt. 



Wir 



Nach Prof. Gildemeister, Berlin. 



Die Zahlen links bedeuten die Tonhbhe, ausgedriickt in eleklrischen, in Schall um- 

 gesetzten Schwingungen einer Bogenlampe, die unteren Zahlen das Lebensalter der 



Versuchspersonen. 



bunden schwebte und schwang ein schweres eisen- 

 freies Pendel mit 58 Schwingungen in der Minute. 

 Jedesmal wenn das Pendel uber einer kleinen, 

 unten angebrachten Flachspule voriiberstrich, 

 ,,blitzte" der Ton auf. Diese Einrichtung be- 

 wahrte einerseits die Versuchsperson vor Ton- 

 ermudung, andererseits ermoglichte sie es dem 



kommen nun zu den Ergeb- 

 nissen, die aus den Angaben 

 von 5 1 Versuchspersonen, 

 Schiilern, Studenten, zwei Mad- 

 chen, Lehrern, Beamten, Kauf- 

 leuten, Landwirten und Ar- 

 beitern verschiedener Hand- 

 werke erzielt wurden. Alle 

 diese Personen im Alter von 

 6 bis 47 Jahren besafien ein 

 durch sorgfaltige Vorunter- 

 suchung festgestelltes Normal- 

 gehor. Fast bei alien wurden 

 rechtes und linkes Ohr beson- 

 ders gepriift und zwar zuerst 

 durch das locker vor das be- 

 treffende Ohr gehaltene Siemens und Halske- 

 telephon mit verstellbarem Stahlmagnet, dann 

 mittels eines Dosentelephons von 600 Ohm 

 Widerstand , wobei beide Ohren durch feuchte 



') J. Zenneck, Lehrbuch der drahtlosen Telegraphic. 

 2. Aufl. Stuttgart 1913. 



