N. F. XVI. Nr. 35 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



491 



setzungsverhaltnis, d. i. das Verhaltnis der 

 Anzahl Primarwindungen zu den sekundaren, 

 andert, und zwar indem man mittels Kurbel einen 

 Teil der Primarwindungen abschaltet. Dadurch 

 wird erreicht, dafi stets die gesamte Netzspannung 

 an der Primarspule liegt, wahrend bei Regu- 

 lierung durch Verschaltwiderstand ein Teil der 

 Spannung in diesem unntitz verloren geht. An 

 der Sekundarspule liegt die Rohre; ein Milli- 

 amperemeter mifit den sie durchfliefienden Strom. 

 Da die beiden Transformatorkreise voneinander 

 unabhangig sind, kann durch Betatigung des ersten 

 die Intensitat , durch den zweiten die Harte der 

 Strahlung vollkommen unabhangig voneinander 

 reguliert werden. Ja man kann eine Aufnahme 

 oder Bestrahlung unter genau den gleichen Ver- 

 haltnissen wiederholen, was bei den bisher ge- 

 brauchlichen Rohren wegen der Inkonstanz ihres 

 Vakuums nicht moglich war. 



Durch geeignete Verbesserung der Apparate 

 ist es gelungen, ein Therapierohr zu erhalten, 

 das aufierordentlich harte Strahlen (15 nach 

 Wehnelt, mit alteren Anordnungen 10 11) 

 liefert. Wie schon erwahnt, hangt die Harte der 

 Strahlen von der Geschwindigkeit der auf die 

 Antikathode aufschlagenden Elektronen und mithin 

 von der Hohe und Form der angelegten 

 Spannung ab. Bei dem gebrauchlichen Wechsel- 

 strom andert sich bekanntlich wahrend einer 

 Periode die Spannung wie ein Sinus, d. h. sie 

 steigt allmahlich von o bis zum Maximalwert an, 

 fallt wieder bis o, um nun unterhalb der x-Achse 

 denselben Verlauf zu nehmen. Durch einen 

 rotierenden Umschalter wird in dem vielbenutzten 

 Hochspannungsgleichrichter der unter der Achse 

 liegende Teil der Spannungskurve nach oben ge- 

 klappt, so dafi wir einen pulsierenden Gleichstrom 

 zum Betrieb der Rohre benutzen. Das ist aber 

 eine Spannungsform, die fur die Homogenitat und 

 Harte der Strahlung nicht giinstig ist. Beim An- 

 wachsen der Spannung wird namlich schon ein 

 Teil der Hlektronen mit verhaltnismafiig geringer 

 Geschwindigkeit gegen die Antikathode getrieben 

 und erzeugt hier weiche Strahlen ; je mehr die 

 Spannung sich dem Maximalwert nahert, um so 

 barter wird die Strahlung, um nach Uberschreiten 

 des Hochstwertes wieder weicher und weicher zu 

 werden, so dafi also eine mit dem iiblichen 

 Hochspannungsgleichrichter betriebene Rohre ein 

 Gemisch von Strahlen verschiedener Harte liefert, 

 indem die hartesten und fiir die Therapie wert- 

 vollsten nicht sehr zahlreich sind. Giinstiger 

 liegen die Verhaltnisse bei Benutzung eines In- 

 duktors, da hier die Spannungskurve schneller 

 ansteigt und abfallt. Das gtinstigste ware nach 

 dem Gesagten ein Gleichstrom mit gleichbleibender 

 hoher Spannung. Influenzmaschinen sind zu delikat 

 in der Handhabung und nicht leistungsfahig genug. 

 Das Ziel wird von der Firma Siemens & Halske 

 mit ziemlicher Annaherung dadurch erreicht, dafi 

 die negativen Teile der Spannungskurven eines 

 Dreiphasen(Dreh)stromes nach oben geklappt 



werden und zwar werden dazu sechs Ventilrb'hren 

 benutzt, die nach Art der neuen Rontgenrohre 

 mit Gliihkathode ausgerustet sind. Der Drehstrom 

 wird entweder dem Kraftnetz direkt oder einem 

 Gleichstrom- bzw. Wechselstrom-Drehstromum- 

 former entnommen. Zur Erzeugung der Hoch- 

 spannung wird nicht ein Drehstromtransformator, 

 sondern aus rein praktischen Grunden zwei 

 Wechselstromtransformatoren in der sogenannten 

 V-Schaltung benutzt. Die Vorrichtung liefert 

 schwach pulsierenden hochgespannten Gleichstrom, 

 der Strahlen von betrachtlicher Harte in reich- 

 licher Menge erzeugt. Durch nitration mittels 

 geeigneter Metallplatten laBt sich ihre Homogenitat 

 weiter steigern. Bei der hohen Energiezufuhr 

 gerat der Wolframklotz der Antikathode trotz 

 seiner durch die grofie Oberflache bedingten 

 starken Ausstrahlung bald ins Gliihen , so dafi 

 auch von der Antikathode Elektronen ausgehen 

 und die Rohre ihre Wirksamkeit als Ventil ver- 

 liert. Das ist aber belanglos, da ihr ja eine durch 

 die 6 Ventilrohren erzeugte Gleichspannung zu- 

 gefiihrt wird. 



Ein guter Schritt ist durch den Bau der 

 Lilienfeld- und der Gluhkathodenrohre 

 weiche von den beiden die leistungsfahigere ist, 

 wird die Praxis erweisen vorwarts getan : durch 

 Ablesung eines Voltmeters (Messung der Betriebs- 

 spannung) wird die Harte, aus der Anzeige des 

 Milliamperemeter die Intensitat der Strahlung be- 

 stimmt. Eine weitere Forderung ist die, eine 

 wirklich homogene Strahlung zu haben, 

 d. h. Strahlen von einer ganz bestimmten Wellen- 

 lange und nicht wie bisher ein Gemisch einer 

 mehr oder weniger grofien Anzahl verschiedener 

 Wellenlangen. Diese Aufgabe wird auch durch die 

 neue Rohre nicht vollstandig gelost. Einer der 

 Griinde ist folgender: Da die Rohre nicht ganz 

 luftleer, treffen die Elektronen auf ihrem Weg 

 zur Antikathode auf Gasmolekule. Ein Teil fahrt 

 durch dieselben hindurch, ein anderer macht bei 

 dem Zusammenprall Elektronen aus dem Ver- 

 bande des Molekuls frei. Diese werden durch 

 das Feld getrieben nach der Antikathode hin 

 beschleunigt und prallen mit verschiedener Ge- 

 schwindigkeit auf, je nachdem sie nahe vor der 

 Antikathode oder dicht hinter der Kathode durch 

 lonenstoB erzeugt sind. Sie losen demnach 

 Strahlen von verschiedener Harte aus. Ferner 

 geht von dem Wolfram der Antikathode eine 

 Eigenstrahlung aus, deren Wellenlange von der 

 Betriebsspannung ganz unabhangig ist. 



K. Sch. 



Heilkunde. Schilddriisenstorungen und Meeres- 

 hohe. : ) Bei der Untersuchung einer groSeren 

 Anzahl von Schuldkindern in Tirol hat der Ober- 

 bezirksarzt Dr. Karl Pfeiffenber ger in Imst 



*) Karl Pf eif fe nb erger , Scliilddiuscnerkrankungen 

 und Kropf bei Schulkindern im Bezirke Imst. Xeitschr. f. offentl, 

 Gesundheitspflege II. 1914. 



