60 Bertel, Ein einfacher Apparat zur Wasserentnahme etc. 



versehen ist. Der Hahn ist aus Messing und inwendig vernickelt, 

 der Schlussel ist aus verzinntem Schmiedeeisen. Alle Gewinde, 

 sowie der Hahn schliefien luft- und wasserdicht. 



Der Apparat wird mittelst zweier Klemmen an den Lotdraht 

 befestigt. 



Die Handhabung ist nun folgende. 



Nach griindlicher Reinigung des Rohres werden Fliigelschraube 

 und Hahn eingeschraubt und nach dessen Offnung wird der ganze 

 Apparat (besonders das Rohr) direkt in der Flamme eines Bunsen- 

 brenners oder eines grofieren Spiritusbrenners 15 Minuten lang er- 

 hitzt und hiermit sterilisiert. 



Gibt man vorher einige Tropfen Wasser in das Rohr, so kann 

 man durch die bei der Erhitzung entstehenden Wasserdampfe die 

 in jenem befindliche Luft vertreiben. Hierauf wird der Hahn ge- 

 schlossen, der Apparat an den Lotdraht befestigt und in die ge- 

 wiinschte Tiefe herabgelassen. 



Zur Offnung des Hahnes bediene ich mich eines Fallgewichtes 

 aus Blei, das am Lotdraht herabgleitet und durch Aufschlagen auf 

 den Hebelarm A^ diesen genau um 90 weiterdreht. Das Wasser 

 schiefit sofort in das Rohr und erfiillt dasselbe ganz. Zum Schliefien 

 des Hahnes wird ein zweites Fallgewicht herabgelassen, das die 

 Hebelarme des Schliissels noch eininal um 90 weiterbewegt, in- 

 dem es auf den Hebelarm A. z auftrifft. Hierauf wird der Apparat 

 emporgewunden und die Probe sofort verarbeitet. 



Die Entnahme des Wassers geschieht entweder mittelst einer 

 sterilen, graduierten Pipette, die in eine feine Spitze ausgezogeu 

 ist und durch den Hahn eingefuhrt wird, oder man kehrt den 

 Apparat um, befestigt ihn in einem Biirettenhalter und fiillt direkt 

 durch den Hahn in die Versuchsglaser ab. Hierbei sind folgende 

 Vorsichtsmafiregeln zu beachten. Die Fliigelschraube wird nur 

 wenig geluftet und iiber sie ein mit steriler Watte gefullter Metall- 

 deckel gestiilpt, um die Keime der nachstromenden Luft unschad- 

 lich zu machen. An den Hahn wird ein kleiner, mit einem Schirm 

 versehener Ansatz aus Metall geschoben, der durch Flambieren 

 sterilisiert wurcle und beim Anhalten der Kulturgefafie an die Aus- 

 flussoffnung jede Infektion seitens der Luft verhiitet. Die ersten 

 10 ccm kann man iibrigens vorsichtshalber unbenutzt abfliefien 

 lassen. Vor jeder Entnahme ist der Apparat tiichtig zu schiitteln, 

 damit kein Absetzen der Keime stattfinde. 



Die Vorzuge des geschilderten einfachen Apparates sind folgende: 

 1. er ist handlich und fest, 

 '2. er lasst sich leicht und griindlich reinigen sowie in einfacher 



Weise rasch sterilisieren, 



3. die Vernickelung des Inneren verhiitet jede schadliche Ein- 

 wirkung des im Messing enthaltenen Kupfers auf die Mikroben, 



