H. Sierp, Uber die Lichtquellen bei pflanzenphysiologischen Versuchen. 243 



von sind die Osramlampen fur senkrechte Strahlungen nach unten 

 so ohne weiteres angewandt reeht unpraktisch, weil direkt neben- 

 einander liegende Samen ganz ungleiche Lichtmengen empfangen, 

 es sei denn, dais man das Licht durch geeignete Reflektoren, von 

 denen gleich die Rede sein wird, in der richtigen Weise verteilt. 



Nach den bisherigen Angaben konnte vielleicht der Eindruck 

 entstanden sein, als bedeute die auf der Lampe angegebene Zahl 

 etwas ganz willkiirliches. Das ist nun nicht der Fall. Allerdings 

 konnen wir auch jetzt, wo wir den Begriff der photometrischen 

 Kurve gevvonnen haben, nicht so einfach die Frage beantworten, 

 was die auf der Lampe angegebene Kerzenzahl bedeutet, und zwar 

 deshalb nicht, weil man sich auf eine einheitliche Definition dieses 

 Begriffes nicht geeinigt hat. 



Ursprunglich, als es unter den elektrischen Lampen nur einen 

 einheitlichen Typ, die Kohlenfadenlampen gab, war dies einfach. 

 Man verzeichnet auf den Lampen die sogenannte ,,horizontale Licht- 

 starke", also die Lichtintensitat in der Horizontalebene, die ja bei 

 diesen Lampen, wie wir aus der photometrischen Kurve sofort er- 

 sehen, die maximale Lichtstarke der Lampen bedeutet. Auch die 

 gewohnlichen Metallfadenlampen sind, wie die Figur 5 zeigt, gut in 



120. 



120 



IOO 



Fig. 5. Lichtverteilungskurve vcm 



Wolframlampen 



_ _ Tantallampen 



Kohleufadenlampen 



Fig. 6. 



Lichtverteilungskurve von 

 Nernstlampen 



Vertikalbrenner 



Horizontalbrenner 



_ _._ Biigelbrenner 



derselben Weise zu definieren, denn ihre Lichtverteilung ist eine 

 ganz ahnliche, wie sie die Kohlenfadenlampen auch besitzen. 



Die Berechtigung dieses Mafies ging nun aber verloren, als 

 Lampen in den Handel kamen, die eine vollig andere Lichtver- 



