H. Sierp, Uber die Lichtquellen bei pflanzenphysiologischen Versuchen. 251 



das Auge als Helligkeitsmesser verwandt wird, dafi also jede Photo- 

 metrie mehr oder weniger subjektiv bleibt. 



Bei pflanzenpliysiologischen Untersuchungen 1st das Weber'sche 

 Photometer am meisten benutzt worden (Blaauw (4, 5), Arizs (1), 

 Lehmann(58), Ottenwalder (76), Wilschke (122) u. a.). Die 

 bei diesem Photometer angewandte Methode beruht auf Einstellung 

 auf gleiche Sehscharfe. Aufier diesem Prinzip hat sich u. a. noch 

 ein anderes Geltung verschafft: Das Aufhoren des Flimmerns bei 

 verschiedener Beleuchtung des Gesichtsfeldes. Letzteres ist in den 

 Flimmerphotometern verschiedener Konstruktion (Rood (89), Bech- 

 stein (3) u. a.) verwirklicht worden. 



Bei dem von Botanikern wegen seiner Handlichkeit und Be- 

 quemlichkeit bevorzugten Weber'schen Photometer ist die Schwierig- 

 keit, dafi die eine Beleuchtung erzeugende Lichtquelle andere Farben 

 als die Vergleichslampe besitzt, dadurch zu umgehen versucht, dais 

 man die Beobachtung auf einen bestimmten Spektralbezirk be- 

 schrankt. Durch ein vorgeschaltetes rotes Glas gilt die Messung 

 natiirlich nur fur diesen Teil des Spektrums. Dieser Wert gibt 

 kein Bild des Gesamtlichtes ; denn die Lichtquelle kann relativ 

 mehr rot enthalten als die Vergleichsquelle und umgekehrt. Der 

 Wert ist also entweder zu grola oder zu klein. Um den wahren 

 Wert zu bekommen, mufi dieser mit einem Faktor k multipliziert 

 werden, der entweder grower oder kleiner als 1 ist. Dieser Faktor 

 wird nun so bestimmt, daS die mit seiner Hilfe gefundenen Werte 

 gleich angeben, wieviel Kerzen die untersuchte Lichtquelle in bezug 

 auf Sehscharfe aquivalent ist (die Bestimmung dieses Faktors siehe 

 bei Weber (118, 119), Reichenbach (85) imd Liebenthal (52)). 



Dieser Faktor gilt streng genommen nur dann, wenn die zu 

 untersuchende Lichtquelle die gleiche Farbe hat, wie diejenige, mit 

 der er gefunden ist. Wir muiBten also eigentlich, da diese Voraus- 

 setzung wohl niemals ganz zutreffen wird, den Faktor jedesmal neu 

 bestimmen. Dieses ist nun aber nicht notig. Weber zeigt niim- 

 lich, dafi die fiir die Grofie von k ausschlaggebende Farbung der 

 Lichtquelle mit hinreichender Genauigkeit durch das Verhaltnis der 

 Ablesung im roten und griinen Licht ausgedriickt werden kann. 

 Fur jeden moglichen Wert des Quotienten rot/grim hat er ein fur 

 allemal den Reduktionsfaktor k experimentell festgelegt und in 

 Tabellen zusammengestellt. Die niederen W r erte dieser Faktoren 

 von 0,3 1,7 wurden an Gliihlampen gewonnen, die hoheren an 

 elektrischem Bogenlicht. In der praktischen Beleuchtungstechnik 

 werden diese Faktoren auch ohne weiteres fiir andere Lampen 

 benutzt und es scheint dies auch ohne grofien Fehler moglich zu 

 sein; denn eine Untersuchung des Gaslichtes und des spektro- 

 skopisch sehr al)weichenden difFusen Tageslichtes von Stuhr (105) 



