252 H. Sierp, Uber die Lichtquellen bei pflanzeuphysiologischen Versuchen. 



ergab Werte fiir k, die nur wenig von den von Weber ange- 

 gebenen Werten abweichen. 



Es gibt aufier diesen oder ahnlichen, etwas genauer arbeiten- 

 den, dafiir aber im Bau komplizierteren und darum teueren Photo- 

 metern, die aber im iibrigen auf demselben Prinzip beruhen, meines 

 Wissens nur das Flimmerphotometer, das fiir unsere Zwecke in 

 Betracht kame. Aber auch dieses hat den Nachteil, dafi es mit 

 zunehmender Farbenverschiedenheit der beiden zu vergleichenden 

 Lichtquellen ungenauer wird. 



Wir diirfen danach wohl sagen, dafi das Weber'sche Photo- 

 meter den heutigen Bediirfnissen weitgehend Rechnung triigt. 

 Letzthin hat Buder(5, S. 116) die Brauchbarkeit dieses Instru- 

 ments fiir botanische Zwecke angezweifelt. Soviel aus der kurzen 

 Anmerkung Buder's zu ersehen ist, richtet sich dieser vor alien 

 gegen die mit dem Weber'schen Photometer iiber die Benzin- 

 flamme gehenden Relativwerte und damit gegen alle Photometer. 

 Aber es mufi dann gefragt werden, wie exaktere Relativwerte zu 

 erhalten sind. Es ware sehr schon, wenn wir die Benzinflamme 

 umgehen konnten. Ich glaube indes, daft diese Forderung nicht 

 so einfach zu verwirklichen ist. Ich denke, daft meine Ausfiih- 

 rungen zur Geniige ergeben haben, dafi auch die anderen kiinst- 

 lichen Lichtquellen, vornehmlich die elektrischen etwas sehr Ver- 

 anderliches sind. Eine Uberspannung des Stromes kann die Ge- 

 samtintensitat und auch die Farbenzusammensetzung wesentlich 

 andern, und vor allem horten wir, dais ein und dieselbe Lampe 

 durch den Gebrauch etwas ganz anderes wird, als sie zu Anfang 

 war. Vermeiden wir mit anderen Worten die Vergleichsflamme, 

 so nehmen wir ,,den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht". 

 Nach meiner Ansicht ist es kein Fehler, auch zur Gewinnung von 

 relativen Werten den Weg iiber die Vergleichslampe zu nehmen, 

 um eben in die ganzen Messungen etwas Konstantes zu bringen. 

 Abgesehen davon wird man in sehr vielen Fallen gezwungen sein, 

 verschiedenartige Lichtquellen zu vergleicheri. Dies geht dann 

 aber nur iiber die Vergleichslampe, und in diesem Falle wird das 

 Weber'sche Photometer, so wie die Dinge liegen, gute Dienste 

 leisten. 



Es ware sehr zu wiinschen, w r enn die Lampen, die fiir Licht- 

 untersuchungen verwandt werden, nicht beliebig gekaufte Lampen 

 waren, sondern wenn bei der Herstellung dieser mit aller Sorgfalt 

 auf alles geachtet wiirde, was zu beachten ist, wenn mit anderen 

 Worten die Lampen fiir wissenschaftliche Untersuchungen ad hoc 

 hergestellt wiirden. Die grofien Fortschritte der Beleuchtungs- 

 technik geben uns die Hoffnung, dais auch in dieser Hinsicht weitere 

 Fortschritte zu erwarten sind. 



