270 W. J. Schmidt, Deckglasdicke, Tubuslange u. Objektive m. Korrektionsfassung. 



nachzuholen, und solche, die sich aus eignem Antrieb der zahl- 

 reichen vortrefflichen Biicher iiber Gebrauch und Wirkungsweise 

 des Mikroskops bedienen, um ihre Kenntnisse zu vervollstandigen, 

 sind Ausnahmen. 



Mit der Unterschatzung des Einflusses der Deckglasdicke beim 

 Gebrauch starker Trockensysteme hangt es. nun zusammen, dafi 

 diese Objektive gewohnlich nicht mit Korrektion sfassung ge- 

 kauft und benutzt werden und dafi nicht gar selten die Besitzer 

 von Objektiven mit Korrektionsfassung auf deren sachgemafien 

 Gebrauch verzichten, indem sie die ganze Angelegenheit als neben- 

 sachlich oder nur fur feinste Arbeiten in Betracht kommend ver- 

 nachlassigen. 



Die Korrektionsfassung ermoglicht es bekanntlich, durch Drehen 

 an einem Ringe die Entfernung der beweglichen Hinterlinsen des 

 Objektivs von (der oder) den feststehenden Vorderlinsen zu andern 

 und damit die durch unrichtige Deckglasdicke erzeugte Stoning 

 des Strahlenganges auszugleichen. Der Ring spielt iiber einer be- 

 zifferten Skala, die in lOustel Millimeter die zur jeweiligen Stellung 

 passende Deckglasdicke angibt. Derartige Objektive konnen in 

 zweierlei Weise gebraucht werden, bei bekannter Deckglasdicke 

 (Ausmessen derselben mit einem Deckglastaster oder auf andere 

 Weise), indem der Ring auf die entsprechende Marke gestellt wird, 

 bei un bekannter Deckglasdicke, was in der Praxis die Regel ist, 

 indem die richtige Deckglaskorrektion dadurch ausgeprobt wird, dafi 

 man mit der einen Hand den Ring hin- und herdreht und gleich- 

 zeitig mit der anderen die Mikrometerschraube bedient; man be- 

 lafit dann den Ring in der Stellung, bei welcher das Bild am 

 scharfsten erscheint. Bei dieser Einstellung des Objektivs offne 

 man die Blende weit und fasse kleine dunkle Gebilde im Praparat 

 ins Auge, um die Bildscharfe zu beurteilen. Es gibt auch noch 

 bessere Kriterien als die subjektive Abschatzung der Bildscharfe 

 (vgl. Siedentopf, Z. f. wiss. Mikr. 1908, S. 277); doch soil darauf 

 hier nicht naher eingegangen werden, da der einigermaSen Geiibte 

 mit der eben angegebenen, gewohnlichen Methode vollstandig aus- 

 reicht. 



Die histologischen Kurse leiden ganz erheblich darunter, dafj 

 bei einer einigermafien grofien Teilnehmerzahl nicht jeder Praktikant 

 eine Olimmersion zu seiner Verfiigung hat. Dafiir sind diese 

 Systeme, wenn auch in den letzten Jahren verbilligt (ich sehe vom 

 Kriegsaufschlag ab!), immer noch zu teuer. Auch ist ihre An wen- 

 dung vor allem bei der Untersuchung frischen Materials gegeniiber 

 den Trockensystemen soviel umstandlicher, dafi sie nicht gleich 

 dem Anfanger in die Hand gegeben werden konnen. Aber darin 

 stimmen meine Erfahrnngen mit denen von Buchner (Vorwort 

 zum Praktikum der Zellenlehre I, Berlin 1915) uberein, dafi das 



